f) 1 Helmholtz und v. Piotrowski. 



verschiedenen Versuchsmethoden geliefert worden sind, und die 

 übrigens der Natur der Sache nach jeden beliebigen Werth zwi- 

 schen Null und Unendlich annehmen könnten. 



1. Experimenteller Theil. 



Von Dr. G. v. Piotrowski. 



Auf Vorschlag des Herrn Prof. Helmholtz unternahm ich es, 

 die Reibung der tropfbaren Flüssigkeiten an starren Gefässwänden 

 zu studiren, und zwar durch Beobachtung der Schwingungen eines 

 mit Flüssigkeit vollgefüllten Gefässes. 



Vor Allem lag es mir daran zu ermitteln, ob die Annahme, 

 dass die Reibung im Inneren der bewegten Flüssigkeiten und an 

 einer starren Gefässwand der Geschwindigkeit dieser Bewegung 

 direct proportional sei, eine gerechtfertigte wäre. 



Dies zu ermitteln hing ich ein Fläschchen, wie solche zur Auf- 

 bewahrung von chemischen Reagentien üblich sind, bifilar an dünnen 

 übersilberten Kupferdräthen auf, in der Weise , dass ich um den 

 Hals des Fläschchens eine dicke Stahlnadel schlang, die Enden 

 dieser Nadel nach aufwärts, dann nach einwärts und endlich nach 

 abwärts bog, und so das Fläschchen mittelst der Enden der Nadel, 

 die spitz zugeschliffen waren, auf einer Kupferplatte balanciren Hess ; 

 in Einkerbungen dieser Kupferplatte und einer ähnlichen an der 

 Zimmerdecke liefen die Dräthe. 



Vorne am Fläschchen befestigte ich einen plan -parallelen 

 Spiegel, an dem Boden des Fläschchens in der Richtung seines, dem 

 magnetischen Meridiane parallelen Durchmessers einen kleinen 

 Magnetstab , und umgab das Ganze mit einem Gehäuse von Pappe, 

 das dem Spiegel gegenüber eine mit einem plan -parallelen Glase 

 verschlossene Öffnung besass. Indem ich nun einen galvanischen Strom 

 durch Drathspiralen, welche möglichst nahe an dem Magnete passend 

 angebracht waren, leitete, konnte ich den Magnet und mit ihm das 

 Fläschchen aus ihrer Ruhelage ablenken; unterbrach ich nun den 

 Strom , so schwang das Fläschchen um seine verticale Hauptaxe. 

 Die Weite dieser Schwingungen beobachtete ich mittelst Scale und 

 Fernrohr. 



