Ein eiiifnches fnsfniinent zur Dichtenbestimmiing'. äuT 



Bei x\nwendung eines andern Läufers haben a und ß andere 

 Werthe, also 



WO 



E 

 a = a — etc., 

 E' 



Ist der Wagbalken gleicharnnig, genügend empfindlieh, die 

 Skale richtig, was alles ohne besonderen Aufwand erreicht wird, so 

 liegen die Hauptfehler nur im Ablesen. Die übrigen Fehlerquellen 

 hat dieses Verfahren mit dem gewöhnlichen gemein. Aus der Formel 

 ergeben sich sogleich drei Regeln zur Vermeidung grösserer Fehler: 

 \. Man wähle das Mineralstückchen, so dass es nur wenig schwerer 

 ist als das Laufgewicht; 2. imin schiebe die Schlingen möglichst 

 weit vom Drehpunkte weg; 3. bei Mineralien von höherem Eigen- 

 gewicht, bei welchen der zu befürchtende Fehler grösser ist, mache 

 man mehrere Bestimmungen, von denen man die hesser überein- 

 stimmenden zur Rechnung benützt. 



An dem von mir geprüften Instrumente war jeder Arm in 

 100 Theile getheilt, von denen auch der Ungeübte noch Viertel mit 

 Sicherheit ablesen konnte. Es wurden zwei Laufgewichte benützt, 

 von denen das kleinere beiläufig 2 Grm. wog. Das Gewicht des 

 grösseren und der Schlinge zusammen genommen (6^) war genau ^E. 

 Es waren fernera=0-236,j3=:0-008, folglich «' = 0-047, /3' ==0-002. 

 Ich gebe hier die bei einigen Versuchen erhaltenen Zahlen. Es wurde 

 dabei gewöhnliches Brunnenwasser angewendet. 

 1. Kalkspath von Neuschloss. Bei Anwendung des kleinen Läufers 

 wurde bestimmt: 



^ = 1 = 1.476 und A = ??= 1-011, 



M o3 ar 89 



wonach 



1-476—0-236 1-240 



s = - = = 2-71. 



1-476-0-008-1-011 0-457 



Eine zweite Bestimmung gab 



^ = '-11' =1-470, £ = ^ = 1-003, 

 u 66-2 X 90-0 



woraus s = 2-70 sich berechnet. 



