über Helligkeitsmessung^cn bei kleinen Fixsternen. 2ß3 



Sterne beschränken dürften , habe ich es für angemessen gehalten, 

 mir einen Apparat zusammenzustellen, der sich an jedem Fernrohre 

 leicht anbringen lässt und vornehmlich zur Vergleichung von kleineren 

 Sternen, welche einer und derselben, oder wenigstens benachbarten 

 Grössenclassen angehören, verwenden lässt. Er ist mit einem Ocular- 

 mikrometer in Verbindung gesetzt, welcher zugleich mit der Hellig- 

 keitsmessung eine so genaue Ortsbestimmung der Sterne gewinnen 

 lässt, als es hier überhaupt nöthig ist; auch kann das Instrument bei 

 Vergleichung der Asteroiden mit Fixsternen von nahe gleicher Hellig- 

 keit verwendet werden. Der VVerth von derlei Messungen wird dann 

 besonders hervortreten, wenn eine grössere Zahl der helleren Sterne 

 gut bestimmt sein wird, an welche sich die schwächeren bequem 

 anknüpfen lassen. Das Princip, welches ich dabei in Anwendung 

 gebracht habe, ist das Decken des Objectives mittelst 

 Schieber und das unmittelbare Vergleichen der Bilder 

 der zu messenden Sterne mit dem Bilde eines Hilfs- 

 sternes auf demselben Hintergrunde, wodurch eine Berück- 

 sichtigung der Helligkeit dieses letzteren ganz ausfällt. 



H. 

 BeschreiboDg des Zoaea-Photometers. 



Das Fernrohr, auf welches das Zonen-Photometer aufgesetzt 

 wurde, ist ein Fraunhofer'sches von etwas mehr als 4 Zoll Öffnung, 

 welches im Sommer 1859 von Plössl mit einem schönen parallac- 

 tischen Stative mit Stunden- und Declinationskreis versehen wurde 

 und seit August 18S9 im südlichen Thurme der Sternwarte aufge- 

 stellt ist. Am Objectivende wurde ein starker Metallring BB (Fig. 1) 

 angebracht, der vom Oculare aus mittelst eines Schlüssels um die 

 optische Axe des Fernrohres drehbar ist. Auf diesem Ringe sitzen 

 die Säulchen cc, welche den Rahmen DD für die zur theil weisen 

 Deckung des Objectives bestimmten Schieber tragen. Aus dem 

 Rahmen DD erhebt sich eine cylindrische Röhre FF, an deren 

 oberem Ende X ein kleiner Planspiegel S, senkrecht auf die Ebene 

 der Figur drehbar, angebracht ist. Dieser Spiegel ist dazu bestimmt, 

 das Bild eines Hilfssternes in's Fernrohr zu reflectiren, mit welchem 

 die direct sichtbaren Sterne verglichen werden sollen . indem mit 

 Hilfe der Schieber die Bilder der letzteren so geschwächt werden, 



18* 



I 



