über Heliigkeitsiiiessiiiigeii hei kleinen Fixsternen. !2ß5 



Axeii der beiden Hyperbeln sind zu einander und zu der Ricbtung, in 

 welcher die Schieber bewegt werden können, parallel. Der grössere 

 punktirte Kreis in der zweiten Figur bedeutet die ObjcctivölTnung, der 

 kleine den Querschnitt der Röhre FF, auf welcher der Spiegel sitzt; 

 abcde ist der erste, ab' c de der zweite Schieber, o der freie, durch 

 die Schieber nicht gedeckte Theil des Objectives. Ich habe mich 

 hier nur auf die Erklärung des Wesentlichsten beschränkt; es ver- 

 steht sich übrigens von selbst, dass der hinter dem Spiegel S ange- 

 brachte Apparat von so massiger Breite sein muss, dass durch ihn 

 die freie ObjetivötTnung möglichst wenig verringert wird. Ebenso 

 muss der Spiegel von solchen Dimensionen sein, und darf nur unter 

 solchen Neigungswinkeln gegen die optische Axe des Hauptfernrohres 

 benützt werden, dass die verlängert gedachte cylindrische Röhre FF 

 immer ganz den Spiegel durchschneidet, u. s. w. 



IIL 

 Beschreibong des Mikrometers zur Ortsbestimmung der Sterne. 



Eine der wesentlichsten Bedingungen für die Brauchbarkeit einer 

 photometrischen Vorrichtung zur Messung kleinerer Sterne ist das 

 Vorhandensein eines Mikrometers, mittelst dessen man eine genäherte 

 Ortsbestimmung jedes Sternes , dessen Helligkeit eben gemessen 

 wurde, ohne grossen Zeitverlust erhalten kann. Zu diesem Behufe 

 habe ich mit dem Zonen-Photometer folgenden Ocular-Apparat in Ver- 

 bindung gesetzt: Im Gesichtsfelde des Fernrohres ist eine Lamelle ah 

 (Fig. 3) von massiger Breite angebracht, welche während der Beobach- 

 tung senkrecht auf die Richtung der täglichen Bewegung des Himmels 

 steht. Die Zeit des Antrittes eines Sternes an diese Lamelle dient zur 

 Bestimmung der Rectascension. Zur Messung der Declination dient eine 

 parallel zur Lamelle verschiebbare Messingplatte ff , welche beider- 

 seits, bei</^ und h ausgeschnitten ist. Bei gg ist eine Glasplatte ein- 

 gesetzt, auf welcher zwei parallele, auf «6 senkrechte Streifen e gezo- 

 gen sind. Diese sind nur durch einen äusserst schmalen Zwischen- 

 raum von einander getrennt und so breit, dass sie auch bei ganz 

 dunklem Himmel ohne Beleuchtung des Gesichtsfeldes gesehen wer- 

 den. Zwischen diesen Streifen hat man durch Bewegung der Platte//' 

 den Stern einzustellen. Um nun die Position der Platte ablesen zu 

 können, ist bei /i eine zweite Glasplatte eingesetzt, welche auf einer 



