J>()() H o r n s t c i n. 



Seite matt geschliffen, auf der anderen geschwärzt ist. In die Schwärze 

 ist eine Theilung eingeschnitten, weiche sich durch ein kleines Lämp- 

 chen von rückwärts erleucliten lässt, und sich als hell? Scale auf 

 dunklem Grunde darstellt. Ein Index oder Nonius auf der festen gleich- 

 falls geschwärzten Glasplatte i dient zur Ablesung der Scala. Bei 

 meinem Mikrometer sind die Intervalle der Scala so berechnet, dass 

 ein Intervall genau einer ßogenminute entspricht. Der Nonius gibt 

 unmittelbar y« der Minute oder iO Secunden, Durch Schätzung lässt 

 sich fast noch die einzelne Secunde gewinnen, eine Genauigkeit, die 

 weit grösser, als es hier überhaupt nöthig ist. 



IV. 



Methode der Beobachtong oud Yorthcile derselben. 



Man stellt beim Beginne der Beobachtung das Fernrohr im 

 Sinne der Declination auf die Mitte der zu beobachtenden Zone. In 

 dieser Lage bleibt dasselbe unverändert stehen, so lange man in der- 

 selben Zone beobitchtet. Mittelst des kleinen Hilfsfernrohres und 

 Spiegels wird nun ein Hilfsstern in's Hauptfernrohr reflectirt , der je 

 nach der Helligkeit der noch zumessenden Sterne auszuwählen ist, und 

 dessen Bild mittelst der beiden Schlüssel , welche eine Drehung des 

 Spiegels möglich machen , fort und fort nahe im Centrum des 

 Gesichtsfeldes erhalten. Der benützte Hilfsstern wird im Beob- 

 achtungsbuche notirt, um die Wirkung der Absorption der Atmosphäre 

 während der Dauer der Beobachtung in Bechnung ziehen zu können. 

 Von dieser Wirkut)g wird man sich beinahe unabhängig machen, 

 wenn man als Hilfssterne vornehmlich Sterne in der Nähe der Poles 

 oder des Zenithes auswählt, woran nie Mangel sein wird. Sobald ein 

 Stern, dessen Helligkeit innerhalb jener Grenzen liegt, die man 

 sich zur Messung gesteckt hat, im Gesichtsfelde erscheint, wird man 

 während er den vollkommen freien, von der Glasplatte nicht be- 

 deckten Theil des Gesichtsfeldes durchzieht, die Schieber in die 

 geeignete Stellung bringen, so dass das Bild des Sternes dem des 

 Hilfssternes an Helligkeit gleichkommt. Hierauf wird die Zeit des 

 Antrittes an die Lamelle notirt und die Einstellung für die Declination 

 gemacht, und nun die Declinationsscala, sowie die beiden Schieber- 

 scalen abgelesen, und die geschätzte Grösse des Sternes notirt. 



