4- Über Stnrke's kleines Passage- und Höhenmess-Instrument. 



Die Schwankungen der vertikalen Axe und die dadurch noth- 

 wendige Correctinn des vertikalen Winkels wird durch die am guss- 

 eisernen Stander befestigte Versicherungslibelle angegeben. Diese 

 Libelle kann auf Verlangen auch an demNoniusträger angebracht und 

 zum Umlegen eingerichtet werden, wodurch etwaige Änderungen in 

 der Lage der Nonien, welche unabhängig von denen der vertikalen 

 Axe erfolgen können , ebenfalls angezeigt werden. Klemmung und 

 feine Einstellung für den Vertikalkreis an einem Ende der Axe ganz 

 in der Art wie beim Azimuthaikreise. 



Das Fernrohr ist in der Mitte gebrochen , hat ein Objeetiv 

 von 14 Zoll Brennweite, 15 Linien Öffnung und eine 28malige 

 Vergrößerung. Die Beleuchtung des Feldes geschieht durch eine 

 auf den Objectivkopf aufzusteckende elliptische Blendung. 



Ganz nach Art des vorliegenden Instrumentes werden in der 

 Werkstätte des k. k. polytechnischen Institutes auch solche verferti- 

 get, bei denen der Horizontalkreis ebenfalls durch 2 Nonien von 10 

 zu 10 Sekunden getheilt ist, so dass das Instrument dann ganz die 

 Dienste eines astronomischen Theodolithen kleinerer Gattung (ohne 

 repetirende Kreise) versehen kann. 



Ein gewiss auch zu berücksichtigender Punkt ist der, dass 

 der Preis dieses Instrumentes ein verhältnissmässig sehr niedriger 

 ist, indem ein Instrument wie das vorliegende auf 300 tl. und mit 

 Horizontalkreis von 10 zu 10 Sekunden auf «330 tl. zu stehen kommt. 



