SITZUNG VOM 8. JULI 1858. 



Herr Gustav Starke übersandte ein kleines Passage- und 

 Höhenmess-Inslrument, welches in der unter der Leitung des Herrn 

 Christoph Starke (Vater) stehenden Werkstätte des k. k. polytech- 

 nischen Institutes in Wien so eben verfertigt worden. 



Die Basis des Instrumentes bildet ein gusseiserner Dreifuss mit 

 drei Stellschrauben zum Nivelliren der Horizontalaxe. Die vertikale 

 ebenfalls gusseiserne Säule ist durchbohrt und dient als Büchse der 

 am Dreifuss festen Vertikalaxe, um welche die Azimuthaibewegung 

 des ganzen Instrumentes erfolgt. 



Der horizontale Aufsuchkreis, mittelst eines Nonius von 30 zu 

 30 Sekunden getheilt, ist an der Säule fixirt. Die Klemmung und feine 

 Bewegung imAzimuth geschieht durch den über dem Horizontalkreis 

 liegenden Arm, welcher die vertikale Säule umfasst und durch die 

 Klemmschraube fest an dieselbe angedrückt wird. 



Der Vertikalkreis von 8 Zoll Durchmesser gibt durch 2 diame- 

 trale fliegende Nonien 10 Sekunden, wovon die Hälfte noch gut 

 geschätzt werden kann. Das Instrument ist daher zum Messen 

 doppelter Zenithdistanzen sehr brauchbar, da es bei einigen Wieder- 

 holungen wohl möglich ist Vertikalwinkel bis auf wenige Sekunden 

 genau zu erhalten. 



Das Instrument kann in seinen Lagern umgelegt und sehr schnell 

 in beiden Lagen fixirt werden. Die Auslösung geschieht ganz ein- 

 fach durch das Zurückschlagen der stählernen Federn, welche die 

 Schraube des Noniusarrnes einerseits, und die am Klemmhebel der 

 horizontalen Axe anderseits, an die Stahlzapfen des Fernrohr- 

 trägers anpressen. 



I* 



