ß06 -^'l- Weiss und Edm. Weiss. Untersuchung'L'n über den Zusiimmenhans- 



man letzteren nicht durch dlrecte Messung sucht, wegfällt. Der 

 Scheitel des Deviationswinkeis liegt in diesem Falle an der, der 

 Lichtquelle abgekehrten Wand des Prisma's und man kann denselben 

 daher leicht zum Zusammenfallen mit der Umdrehungsaxe des Fern- 

 rohres bringen, dadurch, dass man sich eine Linie durch dieselbe 

 markirt und eben jene Wand daran stellt. Fällt dieser Umdrehungs- 

 punkt nicht mit dem Centrum des Limbus zusammen, so kann man, 

 wenn das Instrument nicht zwei Nonien besitzt, die dadurch resul- 

 tirenden Fehler ganz so, wie es früher angegeben worden, verkleinern. 

 II. Derjenige, wo man das Prisma so stellt, dass das Mini- 

 mum der Deviation eintritt i)- Dies geschieht, wenn 



ß-r 



also 



ß-T<f 



ist. Dann wird 



sini(w + <p) 



n = — 



sin I <p 



Der Einfluss der verschiedenen Fehler ist auch hier leicht ge- 

 funden, wenn man in die allgemeinen Formeln diese speciellen 

 Werthe einführt. 



1. Die für Beobachtungsfehler geltende Gleichung ver- 

 einfacht sich wieder bedeutend, wenn man n mittelst der dafür ge- 

 gebenen Formel daraus eliminirt; sie nimmt dann folgende Form an: 



COS I 7, 1 Sl?l I V I 



(2) Jn = O.Ja-\ ^ ' "^ Jco ^^^ J<f. 



26/«(|) 2 «««2(1-) 



Auch hier erweist sich ein grosser Brechungswinkel des Pris- 

 ma's als vortheilhaft. Allein diese Gleichung ist in einer anderen 

 Beziehung sehr lehrreich; sie zeigt eine Eigenschaft dieser Stellung, 

 deren Vorhandensein ihre Brauchbarkeit zu genauen Untersuchun- 

 gen begründet; es ist die, dass ein kleiner bei der Einstellung auf 



*) Beiziifiig-en wäre noch, dass der Gebrauch eines Colliinateur sehr grosse Vor- 

 theile gewährt, indem hier z. B. die Schwankungen des Instrumentes, herbeigeführt 

 durch die Nähe de.s Beobachters etc. ohne Nachtheil für die Heobaclitunii- sind. 



