in ilt'ii Aiideriing't'ii <ler Dk'liteii und I$rt'cliiiiif4sex|)0iii,'iit(*ii etc. 607 



das Minimum der Deviation begangener Fehler auf den Breehungs- 

 exponenten gar keine Wirkung ausübt. Es ist nämlich bei die- 

 ser Beobaelituugsmethode der Natur der Saclie nach jener Punkt, wo 

 das Minimum der Deviation eintritt, nicht genau zu bestimmen; diese 

 Formel (2) zeigt uns aber, dass dies ganz ohne Eintluss ist. 



Das hier gewonnene Resultat, dass innerhalb gewisser Grenzen 

 der Einfallswinkel bei der Bestimmung des Brechungsexponenten 

 ganz gleichgiltig ist, folgt, so paradox es für den Augenblick scheinen 

 mag, von selbst, wenn man die dabei eintretenden Verhältnisse be- 

 rücksichtigt. Man beobachtet nämlich derart, dass man den Limbus 

 mit dem Prisma so lange dreht, bis das Spectrnm seine Lage nicht 

 mehr ändert i). Sucht man nun mit dem Fernrohre genau jenen 

 Punkt zu bestimmen, wo das Minimum der Deviation eintritt, d, h. 

 jenen Punkt, wo das Spectrum die Richtung seiner Bewegung beim 

 Fortdrehen ändert (umkehrt), so findet man, dass eine der Brew- 

 ster'schen Linien, z. B. die 3), bei einer geringen Drehung des Lim- 

 bus (also auch zugleich des Prisma's) ihre Stellung gar nicht ändert, 

 d. h. unverrückt am Fadenkreuze stehen bleibt. Es scheint also 

 auf den ersten Blick, dass dieser Umstand eine beträchtliche Un- 

 sicherheit der Beobachtungen involvire, allein dem ist nicht so. Es 

 ändert sich nämlich die Grösse des Deviationswinkels, aufweichen 

 es hier allein ankommt, bei einem Vorwärts- oder Rückwäitsdrehen 

 des Limbus, welcher das Prisma trägt, gar nicht, so lange nur die 

 Linie sich nicht geradezu vom Fadenkreuze entfernt 2). Man begreift 

 zugleich, dass es ein blosser Zeitverlust ohne Vermehrung der Ge- 

 nauigkeit wäre, wollte man jede Linie einzeln ins Minimum der 

 Deviation einstellen; es genügt, dies für eine der mittleren zu thun. 



2. Der Nichtparallelis mus der Deckplatten bewirkt 

 folgende Änderung des Brechungsexponenten : 



cos \ 2 / f W \ 



^n = T i^^ + e.) - i n cotg [j] [p, + p,] 



sin (y) 



•) Hat man das Fernrohr bei Beginn der Benl)achtiing auf die Lichtquelle eiug-.'.steiit. 



so erscheinen die Linien im Spectrum nur dann scharf, wenn das Miiiiuiuin iler 



Deviation gerade erreicht ist. 

 ^) Dieses Drehen des Limhus hat nur eine Verschiebung' des Nullpunktes der Theiiung 



zur Folge, dessen Lage aber bei Beobachtungen , wo man einen Winkel aus der 



Ditferenz zweier Ablesungen bestitnmt, gleichgiltig ist. 



