ß56 Kr eil. Zweitei* Bericht über die 



hiesigen polytechnischen Institute geprüft und richtig befunden 

 wurde. Mittelst desselben hat man die Scala bis auf den Fehler von: 



+ 0"', 045 

 berichtigt, um welchen die abgelesene Barometerhöhe zu klein ist. 

 An den Vergleichungen nahmen , um den Einfluss der Personalglei- 

 chungen zu vermindern, alle Angestellten der Anstalt Theil, und 

 jedes Barometer wurde wenigstens 16 Mal, die meisten über 30 Mal 

 verglichen. Es wurden sehr befriedigende Ergebnisse erlangt in 

 Hinsicht auf die Genauigkeit dieser Instrumente, welche von Herrn 

 Kap peller vor der Ablieferung nach seinem eigenen Normal-Baro- 

 meter berichtigt worden waren, denn es zeigte keines derselben einen 

 Fehler, welcher ein Zehntel einer Pariser Linie erreichte, mid bei zwei 

 Dritteln derselben blieb er unter 5 Hunderteln eine Pariser Linie. 

 Das Mittel aller Fehler ist : 



— 0",019 

 d. h. sie zeigen durchschnittlich um beinahe zwei Hundertel einer 

 Linie zu hoch, welche Grösse ohne Zweifel dem verschiedenen Stande 

 der beiden Normal-Barometer bei gleichem Luftdrucke und derselben 

 Temperatur zugeschrieben werden muss, wonach sich eine Über- 

 einstimmung beider Instrumente bis auf zwei Hundertel einer Linie 

 ergibt. Berechnet man nach dieser Annahme und aus den gemachten 

 Vergleichungen die Abweichungen der einzelnen Barometer von 

 Kappeller's Normal-Barometer, und behandelt sie nach der Me- 

 thode der kleinsten Quadrate, so findet man, dass ein solches Instru- 

 ment, wie es aus der Hand K a p p e 1 1 e r^s kömmt, einen wahrschein- 

 lichen Fehler hat, der nicht grösser ist als: 



0",027. 

 Die Thermometer werden jetzt, wo die Anstalt noch mit keinem 

 genaueren Normal-Thermometer versehen ist, mit einem von Jerak 

 in Prag verfertigten verglichen, dessen Kaliber ich nach BesseTs 

 Methode untersucht und fast ganz gleichmässig gefunden habe. Da 

 die Vergleichung der grösseren Sicherheit wegen , nicht im Wasser 

 sondern in der Luft geschieht, so konnte sie sich bisher nur über 

 einen kleinen Theil der Scala erstrecken, innerhalb welcher sich keine 

 Abweichung in den Angaben beider Instrumente zeigte, welche über 

 die Grenze der Ablesungsfehler, die man zu 0",1 annehmen kann, 

 hinausgereicht hätte. Bei der lobenswerthen Sorgfalt , welche Herr 

 Kapp eil er in der Ausführungseiner Instrumente anzuwenden pflegt. 



