k. k. Ceniralanstalt für Motcorologie und Erdmagnetismus. 659 



an wonigen Stunden des Tages angestellt werden, die richtigen Mittel 

 zn finden. Es ist demnach nicht unwichtig zu erfahren, welchen 

 Grad von Sicherheit diese autographen Instrumente gewähren , was 

 nur durch eine genaue Untersuchung derselben ans Licht gebracht 

 werden kann. Hierzu öftnen sich im Allgemeinen zwei Wege: der 

 mechanische, welchen man bei astronomisclien Instrumenten einzu- 

 schlagen pflegt, wenn man z. B. die Lage der Axen durch die Libelle, 

 die Form der Zapfen durch einen Fühlhebel, die Biegung des Fern- 

 rohres, die Fehler der Theilung, die Centrirung der Linsen u. s. f. 

 durch eigene Apparate untersucht; und der Weg der Vergleichung, 

 indem man die Angaben der Autographen mit denen der gewöhnlichen 

 Instrumente zusammenstellt, und aus ihrer Übereinstimmung oder 

 Nichtübereinstimmung einen Schluss zieht auf die Tauglichkeit der 

 ersteren in der Voraussetzung, dass die Angaben der letzteren volles 

 Vertrauen verdienen. Dieser Weg ist bei so complicirten Apparaten 

 auch der einzige, auf welchem man hofTen darf zu einem sicheren 

 Ergebnisse zu gelangen, denn der erste würde durch endlose Schwie- 

 rigkeiten auch die ausharrendste Geduld und den reichsten Vorrath 

 mechanischer Hülfsmittel erschöpfen. Wenn gleich nicht so scharf 

 als der erste, ist er für diesen Fall doch vollkommen hinreichend, 

 so lange man, wie wohl immer geschehen wird, die Autographen nur 

 als Interpolations-Apparate behandelt um die ausfallenden Beobach- 

 tungen zu ergänzen. 



Um zuerst den ßarometrographen zu untersuchen, wurde 

 der Jahrgang 1848 der von Herrn Kottinger in Salzburg einge- 

 sandten Zeichnungen benützt, welcher diese Instrumente mit beson- 

 derer Sorgfalt behandelt und bereits eine mehrjährige Beihe werth- 

 voller Beobachtungen geliefert hat. Es wurden die grösseren und 

 rascheren Änderungen in Betracht gezogen, welche im Verlaufe von 

 24 Stunden wenigstens drei Linien betrugen , und auf einem Blatte 

 allein verzeichnet sind. Die folgende Tafel enthält diese Änderungen 

 sowohl am Barometer (in französischen Linien) als am Autographen 

 (in Scalentheilen) , und es bedeutet das Zeichen -\- eine Zunahme, 

 das Zeichen — eine Abnahme. 



