664 



Kr eil. Zweiter Bericht über die 



den wahrscheinlichsten Werth des Unterschiedes zwischen den 

 Angaben beider Apparate , so findet man ihn 



= 0". 106, 

 und man muss demnach annehmen, dass der Autograph die raschen 

 Änderungen des Luftdruckes bis auf 0'". 1 genau darstellt. 



Es war nun um die Vergleichung vollständig durchzuführen, 

 derselbe wahrscheinliche Werth auch für die Ablesungen an meh- 

 reren gewöhnlichen Barometern zu ermitteln , was leicht geschehen 

 konnte, da die für die Bereisung der österreichischen Monarchie 

 angeschafften, an derPi*ager Sternwarte befindlichen Barometer häufig 

 unter einander verglichen worden sind, aus welchen Vergleichungen 

 man nur einige bei hohen und tiefen Barometerständen angestellte 

 auszuwählen brauchte. Diese Ablesungen sind sümmtlich auf 0" 

 reducirl, in der folgenden Tafel zusammengestellt. Es ist hierbei zu 

 bemerken, dass am Barometer von Lamont der Rand der Queck- 

 silberkuppe, bei allen anderen aber der höchste Punkt derselben ein- 

 gestellt wurde. 



Eines der verglichenen Instrumente, nämlich das von Kap- 

 peller war durch vielen Gebrauch in einem Zustande, in welchem 

 es eine Reparatur erforderte. Auch ist es keines von denen, wie sie 

 jetzt von ihm gemacht werden , wo die Einstellung von oben nach 

 unten geschieht, sondern sie musste von unten nach oben gemacht 

 werden, was viel geringere Genauigkeit gewährt. Ich habe seine An- 

 gaben aber doch beibehalten, da es sich hier nur um Differenzen 

 handelt, und es sich häufig trifft, dass man bei Beobachtern, deren 

 Arbeiten für sehr brauchbar gehalten werden , Instrumente von viel 

 geringerer Schärfe als dieses findet. 



