670 Kl- eil. Zweiter Bericht über die 



Es ist demnach keinem Zweifel unterworfen, dass diese Appa- 

 rate in Hinsicht auf ihre Angaben vollkommenes Vertrauen verdienen, 

 wenn man sie ihrer Bestimmung gemäss als Hülfsapparate ansieht, 

 die keinen anderen Zweck hahen als die bei den täglichen Beobach- 

 tungen gelassenen Lücken auszufüllen. 



Der Therm ometrograph leidet, wie bekannt an dem Übel- 

 stande, dass, da das zeichnende Thermometer einen frei schwe- 

 benden Wagebalken bildet, dessen eines Ende der äusseren Luft 

 ausgesetzt sein muss, die stärkeren Luftströmungen darauf einen 

 nachtheiligen Einfluss ausüben , indem wegen den Schwankungen in 

 welche es dadurch versetzt wird, die gezeichneten Punkte nicht mehr 

 in einer Linie sondern in einer Zone zerstreut liegen, durch deren 

 Mitte man die Curve hindiu"ch zu ziehen genöthigt ist. Um diesem 

 nachtheiligen Einflüsse so viel als möglich entgegen zu kommen, 

 habe ich bei dem hier aufgestellten Autographen, eine zweite Beschir- 

 mung von dünnem Messingblech angebracht, welche wenigstens so 

 weit abhilft, dass nur die stärkeren Stürme noch störend einwirken, 

 aber in den bei Aveiten meisten Fällen die Curven ganz regelmässig 

 gezeichnet werden. Eine gänzliche Abhülfe lässt sich nur erwarten 

 durch Herstellung eines autographen Metallthermometers der Art, wie 

 ich es in den Sitzungsberichten vom Juni 1850 beschrieben habe, 

 und dessen Ausführung auch Herrn Kap peller übertragen wurde, 

 welcher aber jetzt mit der Ausrüstung unserer Stationen und ander- 

 weitigen Commissionen so beschäftigt ist, dass er noch nicht daran 

 Hand anlegen konnte. 



Bei dieser Untersuchung wurden wieder die Zeichnungen des 

 Salzburger Autographen benützt, und zwar jene vom Jahre 1837 weil 

 vom Jahrgange 1838 noch die Vorarbeiten fehlten. Die Aufstellung 

 ist dort, wie Herr Kottinger schreibt, der Art, dass die Apparate 

 dem freien Anfalle des Windes ausgesetzt sind, es lässt sich daher 

 erwarten, dass sie an einem günstiger gelegenen Platze auch bessere 

 Resultate liefern würden. Diese Störungen sprechen sich auch in 

 den Curven deutlich aus, nichts desto weniger wünschte ich 

 zu erfahren , was sie unter solchen Umständen zu leisten 

 vermögen. 



Das Verfahren bei der Untersuchung ist dem früheren ähnlich, 

 braucht daher nicht weiter erörtert zu werden. Der Werth eines 

 Scalentheiles wurde aus den grösseren Änderungen des ganzen 



