k. k. CentralanslaU für Meteorologie und Ki-dmagnetisinus. 071» 



stelliinc: und durdi die neuerlich aufgebrachte zweite Beschirmung 

 wahrscheinlich sehr merklich verkleinert werden kann. 



Da die tägliche Änderung der Temperatur sehr gross ist im 

 Vergleich mit jener des Luftdruckes, so stellt sich in dieser Bezie- 

 hung das Verhältniss zwischen ihr uud dem wahrscheinlichen Fehler 

 als viel günstiger heraus. Nach dem 10. Jahrgange der Prager 

 Beobachtungen ist diese Änderung : 



im Mittel = 4-19 

 Gegen dieses Mittel ist der bei einer einzelnen Aufzeichnung 

 zu befürchtende Fehler im Verhältnisse : 



14:1 

 während er beim Luftdrucke im Verhältnisse : 



4:1 

 war. 



Um zu sehen, mit welcher Genauigkeit das Instrument die kleinen 

 Änderungen angibt , wurden wieder so wie in der früheren Unter- 

 suchung für mehr Tage die um das Maximum oder Minimum herum- 

 liegenden Stunden ausgewählt, zu welcher die Temperatur auch an 

 einem gewöhnlichen Thermometer abgelesen Avorden war. Die 

 grösste oder kleinste Temperatur wurde an beiden Instrumenten gleich 

 angenommen, die Unterschiede zwischen ihr und der Temperatur 

 der nahe gelegenen Stunden auf der Zeichnung abgemessen und mit 

 dem bekannten Werthe eines Scalentheiles in Grade verwandelt. 

 Die Angaben des Apparates, dessen Hauptbestandthoile der freien 

 Luft ausgesetzt sein müssen, sind in mancher Beziehung im Winter 

 weniger verlässlich als im Sommer, weil die Kälte und Feuchtigkeit 



