676 



Kr eil. Z%veiter Bericht über die 



sondern ersteres in der ersten Hälfte der Scala zwischen den beiden 

 Fundamentalpunkten zurückbleibt, und in der zweiten das Hygro- 

 meter wieder einholt, so wird für die Angaben des Haares eine 

 Correction nöthig, um sie in Foucbtigkeitsgrade nach dem Psychro- 

 meter zu verwandeln. In den meisten Fällen ist diese Correction an 

 und für sich gering, und wird desto kleiner, je näher die Psy- 

 chrometer-Beobachtungen liegen , auch kann sie durch ein zweck- 

 mässiges Verfahren bei der Reduction ganz umgangen werden. Dies 

 ist bei den für diese Untersuchung verwendeten Prager Beobach- 

 tungen der Fall , da dort die Feuchtigkeit aus stündlichen Beobach- 

 tungen des Psychrometers von 6 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends, 

 und nur während den Nachtstunden, wo die Änderung ohnehin gerin- 

 ger ist, aus den Angaben des Autographen abgeleitet wurde. 



Die folgende Tafel enthält wieder die stärksten von beiden 

 Apparaten angezeigten Änderungen, von welchen die in der Spalte, 

 „Autograph" eingetragenen die Zahlen enthält, welche aus der Zeich- 

 nung abgenommen wurden und in Scalentheilen ausgedrückt sind. 

 Die in der folgenden Spalte unter „Beob. Feuchtigkeit" vorkom- 

 menden Zahlen, sind die aus den Psychrometer-Beobachtungen ab- 

 geleiteten Feuchtigkeitsgrade, von denen 100 der vollkommen gesät- 

 tigten Luft entspricht. Aus ibrer Gesammtheit findet man den Werth 

 eines Scalentheiles : 



= 3-96 

 mit welchem Werthe man die Zahlen der dritten Spalte in Feuch- 

 tigkeitsgrade verwandelte , welche in die vierte Spalte gesetzt, und 

 mit denen der vorhergehenden Spalte verglichen wurden ; dadurch 

 entstanden die DilTerenzen zwischen der Rechnung (R) und der 

 Beobachtung (^J5), welche die letzte Spalte gibt. 



