678 



Kr eil. Zweiter Bericht über die 



Die Zahlen der letzten Spalte dieser Tafel erreichen manchmal 

 eine bedeutende Grösse, welche jedoch sicher nicht dem Autographen 

 allein zu Schulden kommt, denn das Psychrometer ist ein Apparat, 

 der, wenn er verlässliche Resultate liefern soll, die grösste Sorgfalt 

 erheischt, und auch diese 'reicht in vielen Fällen nicht aus, um offen- 

 bar unrichtige Angaben zu verhindern, besonders bei tiefen Tem- 

 peraturen , Frostnebeln und in der Nähe des Gefrierpunktes. Wenn 

 man aber , so wie es bei den früheren Apparaten geschehen ist , alle 

 in der letzten Spalte der Tafel eingetragenen Abweichungen zwischen 

 der am Psychrometer beobachteten Feuchtigkeit und den Angaben 

 des Autographen auf Rechnung des letzteren setzt, so findet man für 

 eine einzelne Aufzeichnung den wahrscheinlichen Fehler : 



= 3-51 

 in Hunderttheilen der Feuchtigkeit, welche bei vollkommen gesättigter 

 Luft stattfindet. 



Um auch hier den Vergleich anzustellen zwischen diesem Fehler 

 und der täglichen Änderung der Feuchtigkeit, wurde diese aus den 

 sechsjährigen Mitteln der stündlichen Reobachtungen zu Prag gesucht, 

 und für die verschiedenen Monate folgende Zahlen gefunden : 

 Jänner, tägliche Änderung = 6*51 



Februar 



März 



April 



Mai 



Juni 



Juli 



August 



= 13-80 

 = 2005 

 = 27-S8 

 = 30 14 

 = 33-90 

 = 29-67 

 = 31-05 



