834 Pohl und Seh ab US. 



Tafel zur Bestimmung der CapUlardepression in 



Barometern. 



Von J. J. Pohl und J. Schabns. 



Die Correction der beobachteten Barometerstände bezüglich der 

 CapUlardepression schien vor einiger Zeit fast in Vergessenheit zu 

 gerathen, da man nach Einführung der Heberbarometer von Pistor 

 und Schiekh annahm: dass die Depression bei über 6 Paris. 

 Linien weiten Barometerröhren verschwindend klein werde, und dass 

 sonach ein derartiges Instrument nach Anbringung aller übrigen 

 Correctionen , absolut richtige Daten liefere. Diese Annahme findet 

 man selbst noch in den letzterschienenen physikalischen, meteorologi- 

 schen etc. Handbüchern, ohschon neuere Untersuchungen bewiesen, 

 dass die CapUlardepression selbst bei Bohren von obigem Durch- 

 messer keine zu vernachlässigende Grösse sei, wenn es sich um Be- 

 obachtungen an Normalinstrumenten handelt. Die Ausserachtlassung 

 der Correction wegen der CapUlardepression oder die Elimiriirung der- 

 selben durch Vergleichen der Barometer mit einem Instrumente, dessen 

 Angaben ohne weiterer Prüfung als absolut richtig angenommen werden, 

 hat wohl ihren Grund in den bisherigen theils unrichtigen, theils in 

 zu enge Grenzen eingeschlossenen und unbequemen Depressionstafeln. 

 So sind die Tafein von Bohn en her ger , Bouvard, Caven- 

 dish, Young, Ivory, Laplace, Poisson etc. unbrauchbar, da 

 entweder bei den zu Grunde liegenden Formeln die Quecksilber- 

 oberfläche im Barometerrohre als genau sphäroidal angenommen, 

 oder aber die Depression bloss als Function der Röhrendurchmesser 

 berechnet wurde. 



Erst in dem im Jahre 1818 publicirten Aufsatze von Delcros 

 „Sar les nivellements baroinetriques'' *) befindet sich eine von 

 Schleiern! ach er und Eckhardt berechnete Tafel zur Berich- 

 tigung der CapUlardepression, welche als horizontales Argument die 

 Meniskushöhe, und als verticales den Halbmesser der ßarometer- 

 röhre enthält 3). Diese Tafel, nach Formeln berechnet, welche nicht 



*) Bibliotheque universelle de Geneve. Tom. VI 11, pag. 3. 



^) Bei dieser Tafel ist das verlicale Argument der Halbmesser der Röhre und 



nicht der üurchmesser , wie man irrllüinUich in mehreren Handbüchern 



gedruckt findet. 



