Bestimmung der Capillardcpression in Baronielern. H',\7 



Was die Messung der als Argument bciiützfen Mcniskusliöhe 

 anbelangt, so geschieht sie am einfachsten am Baromelerrohre , 

 mittelst der Scale des Instrumentes und ihres Nonius, bei solcher 

 Stellung des Barometers, dass die Quecksilberkuppe zur möglichsten 

 Vermeidung der Irradiation , nicht grell beleuchlct ist. Bei Heber- 

 barometern wird auf gleiche Weise die Meniskushöhe im unteren 

 Schenkel gemessen. An Gefässbarometern, deren Quecksilberniveau 

 im Gefasse sich willkürlich auf eine besUmmte Ebene, die des Null- 

 punktes der Scale einstellen lässt, bewerkstelligen wir die Messung 

 mittelst einer etwa 3 IMillimeter umfassenden, am Quecksilbergefaj^se 

 angebrachten Scale, welche Unterabtheilungen von OS Millimeter 

 enthält 9- Man hat so, da der Nullpunkt der Barometerscale unmittel- 

 bar an der des Gefässes bezeichnet sein kann, nach erfolgter Ein- 

 stellung des Quecksilberniveau's nur eine Ablesung an der Scale des 

 Gefässes zu machen, um bei gehöriger Vorsicht die gewünschte 

 Meniskushöhe bis zu 0-02 Millimeter genau zu erhalten. Solche Ge- 

 fässbarometer endlich, bei denen das Quecksilberniveau nicht will- 

 kürlich in die Nullpunktsebene gebracht werden kann und deren 

 Gefasse undurchsichtig sind, gestatten nicht die directe Bestimmung 

 der Capillardepression, und können nur dann zu brauchbaren Be- 

 obachtungen verwendet werden, wenn sie in nicht zu langen Zeit- 

 räumen mit Normal-Instrumenten verglichen werden. 



Einrichtung und Gebrauch der Tafel. 



Die erste Verticalspalte unserer Tafel enthält die Böhrendurch- 

 messer, für welche die Depression bestimmt werden soll, von 2 

 Millimeter bis zu 20 Mm. Weite und von 02 zu 02 Mm. fortschrei- 

 tend. Die oberste Horizontalspalte gibt hingegen die Meniskushöhen 

 von 0*1 bis zu 1-8 Millimetern mit Intervallen von 0-1 Millimetern, 

 in welchem Längenmasse auch die entsprechenden Depressionen aus- 

 gedrückt sind. 



Wäre die Capillardepression für irgend einen direct in der 

 Tafel enthaltenen Böhrendurchmesser , sowie eine ebenfalls direct 

 von der Tafel gegebene Meniskushöhe zu suchen, so hat man nur in 

 der Horizontalcolumne des gegebenen Böhrendurchmessers so lange 



*) Bei möglichst genauen Bestimmungen an Normal-Instrumenten geschieht die 

 Ablesung und Ermittelung der Jleniskushöhe am besten mittelst eines Ka- 

 thelometers. 



