838 Pohl und Seh ab US. 



von links n.ich rechts fortzuschreiten, bis mau in die Vertlcalcolumne 

 gelangt, welche mit der gemessenen Meniskushöhe überschrieben 

 ist; die an der Kreuznngsstelle befindliche Zahl ist die gesuchte De- 

 pression in Millimetern. 



Liegt der Durchmesser der Barometerröhre zwischen zwei 

 Tafelgrössen gerade in der Mitte, und soll die Depression möglichst 

 genau bestimmt werden, so ist mittelst der bereits angeführten For- 

 mel zu interpoliren. Hierzu wählt man am besten die zwei ober und 

 die zwei unter der gesuchten Zahl liegenden Glieder; für diesen 

 Fall werden die Coefficienten, mit denen die einzelnen den Grund- 

 grössen entsprechenden Depressionen der Tafel zu inultipliciren sind: 



16 



II = + — 

 ^ 16 



III = _|_ _L 



' 16 



IV = --L 



16 



deren Gebrauch die Interpolation wesentlich erleichtert. 



Sind aber die Röhrendurchmesser durch Zahlen ausgedrückt, 

 bei denen noch lOOtel Millimeter erscheinen, so bleibt für strenge 

 Rechnung nichts anderes über, als die gegebene allgemeine Formel 

 zu gebrauchen. Hinreichend genau und zeitersparender ist es aber 

 für die Zehntel-Millimeter wie oben zu interpoliren und für die Hun- 

 dertel den entsprechenden aliquoten Theil der betreffenden Differenz 

 zu nehmen. Ebenso reicht es für viele Fälle aus, besonders wenn 

 es sich um weite Röhren handelt, die der gesuchten Zahl zunächst lie- 

 gende kleinere der Tafel, um die der Durchmesserdifferenz entspre- 

 chenden Proportionaltheile der Depression zu vermehren. 



Wenn endlich weder der gegebene Röhrendurchmesser, noch die 

 Meniskushöhe in der Tafel enthalten ist, so wi:-d für strenge Rechnung 

 zuerst wie oben gezeigt in den 4 zunächst liegenden Gliedern ver- 

 tical interpolirt, wodurch eine viergliedrige horizontale Zwischenreihe 

 resultirt , aus welcher die zu suchende Zahl mittelst der Interpola- 

 tionsformel gefunden werden kann. Selten ist es nöthig, die Interpola- 

 tion so umständlich vorzunehmen, da nur bei sehr engen Röhren die 

 Horizontal-Differenzen unserer Tafel sich bedeutend ändern, und für 

 ßaromeler mit solchen Röhren, da sie nie zu genauen Beobachtun- 

 gen dienen, 00 1 Millimeter nicht in Betracht kommt. In diesem 



