Bestimmung der CapillaidepressLoii in Barometern. 831) 



Falle hat man aus der dem gegebenen Rüiirendurchmessei' zunächst 

 liegenden Hoiizonlalreihe der Tafel, die entsprechende DifTcrenz 

 zu nehmen und hiervon den entfallenden Proportionaltheil, zu 

 der durch Verticalinterpolatioii gefundenen Zahl, zu addiren oder 

 zu subtrahiren. Für weitere Baroineferröhren reicht diese Interpo- 

 lationsweise ebenfalls aus, da für solche die Horizontal -DilTerenzen 

 hinreichend regelmässig sind. 



B eispiel I. 



Es sei der Barometerstand von 754-226 Millimetern bei 16°2 C. 

 an einem Gefässbarometer abgelesen worden, dessen Gefäss: 



29-35 Millimeter inneren Durchmesser 

 und die Barometerröhre Oben: 



4-7 Millimeter inneren Durchmesser 

 hat, während der äussere Durchmesser dos in das Gefäss eintauchen- 

 den Theiles des Barometerrohres nur 6 Millimeter beträgt. Die 

 Meniskushöhe wäre gemessen: 



im Barometerrohre zu 0-50 Millimeter, 



im Gefässe zu 1-29 Millimeter. 



Suchen wir zuerst die Depression für das Barometerrohr, so 

 wird nach strenger Interpolation dieselbe gleich 1-Otl Millimeter, 

 während mittelst der Proportionaltheile 1-012 folgte. 

 Im Gefäss hat man: 



29-35 Mm. — 6-00 Mm. = 23-35 Mm. 

 und als Breite des Quecksilberringes in demselben : 

 "''''* = 11-68 Millimeter; 



2 



es gibt aber die Tafel für : 



1-3 Meniskushöhe und 11-6 Ringbreite = 0-243 Millimeter 

 — 001 „ „ „ „ := _ 0-001 



13 „ „ 0-08 „ = — 0-005 



Daher wird die Depression für den Ring im Ge- 

 fässe des Barometers ^= 0-237 Millimeter, 



und die am beobachteten Barometerstande anzubringende Correction 

 Avegen der Capillardepression : 



1-011—0-237 = 0'774 Millimeter. 

 Wir erhalten also da der beobachtete Barometerstand 754226 

 Millimeter bei 16-2» C. war: 



754-220 f 0-774 -= 755000 Millimeter 



