840 Pohl und Seh ab US. 



und auf die Normaltemperatur von 0» C. reducirt: 75301 6 Milli- 

 meter i). 



Beispiel II. 



Am Normalbarometer des cliemischen Laboratoriums wurde der 

 Barometerstand 742-64 Millimeter bei 16°60 C. Temperatur der 

 Scale und 16^40 C. des Quecksilbers abgelesen. 



Der innere Durchmesser der Röhre beträgt lS-4 Millimeter. 



Der ins Gefäss eintauchende Theil des Barometerrohres hat 9 

 Millimeter äusseren Durchmesser. 



Der innere Durchmesser des Gefässes ist 49"7i) Millimeter. 



Es folgt also, da die Menisliushöhe 



für das Barometerrohr zu . . , 1'114 Millimeter, 



den Quecksilberring im Gefässe zu 1-061 „ 



gefunden wurde , 

 die Depression für die Röhre von 1J>'4 Millimeter 



Durchmesser bei 11 Mm. Meniskushöhe . = 0077 „ 

 Correctur für -j- 0014 Millimeter Meniskus- 

 höhe = -I- 0001 



*) Leider haben sich in den von uns früher bei-echneten „Tafeln zur Reduc- 

 tion der in Millimetern abgelesenen Barometerstände'' einige Druckfehler 

 in den Beispielen eingeschlichen, auf welche wir erst jetzt aufmerk- 

 sam gemacht wurden. Es soll nämlich im Beispiele 2, Zeile 12 von unten, 

 statt 5 + 0-99866 stehen 5x:0-99866; im Beispiele 3, Zeile 2 von unten, 

 statt 0-99720+21 -54, ■ 99720X;21 '54 ; dann auf der nächsten Seite, 

 Zeile 4 von oben statt 1 • 65 C. soll es heissen — 1 • 65 C, Zeile 4 und 5 

 von oben statt +t-65 und +21-54, xl-65 und x2i-54; endlich, 

 Zeile 7 von unten statt +11*5 muss stehen xH'^. 



Ebenso steht durch unser Versehen in den „Tafeln zur Reducfion und 

 Vergleichung der in verschiedenen Längenmassen abgelesenen Barometer- 

 stände" Seite 4, Zeile 16 von oben: 



/' = « + mzl + (!■— 1) m~ l + ... + ni^ l 

 statt : 



2 ' 2.3 



ferner Zeile 17 von oben: 



-\- m^l 



l' = l + Ttnl + / I (r — \)nr + (t— 2) m- + . . . +»j^ | 



statt : 



und Zeile 20 von oben „die Grösse 0" 00001 43 etc." statt: „die Grösse 

 0-000293 etc." 



