Bi'Sliniiniing der Capillardepre^.sion in Uaromolern. 84 t 



daher die Capillardepresslon für dieBarome- 

 terrölire von lö'4 Millimeter Diirchmessei* 



und 1114 Meniskushöhe = 0-078 Millimetei- 



Im Gefässe ^vird aber 



^^ "^^"^ "^ - 20-375 Millimeter, 

 die Breite des Quecksilberringes und folglich die Depression 

 für einen Quecksilberring von 20 Millimeter Durchmesser bei 11 



Millinieter Meniskushöhe -- 00240 Millimeter 



Correctur für — 0-039 Mm. Meniskushöhe = ~ 0-0008 

 Correctur für 0375 Mm. Breite des Binäres = — 0-0018 



Daher die Capiilardepression im Gefässe = 0021 Millimeter 

 und die am beobachteten Barometerstande anzubringende Correction 

 wegen der stattfindenden Capiilardepression: 



0-078 Mm. — 0021 Mm. = 0-057 Mm., 

 also 742-64 — 057 = 742-583 Mm. bei 16-6 C. Temperatur der 

 Scale und 16°4 C. des Quecksilbers. — Endlich auf 0" C. reducirt 

 wird der Barometerstand 740-009 Millimeter. 



Beispiel III. 



An einem Heberbarometer wäre der abgelesene Barometerstand 

 755-16 Millimeter, bei 18-8 C. 



Der innere Durchmesser des Glasrohres beträgt 4-94 Millimeter. 



Die Meniskushöhe im oberen Schenkel = 0-40 Millimeter 



„ „ „ unteren „ = 0-50 „ 



so wird die obere Correction für eine Bohre von 

 5Mm. Durchmesser u. 0-4 Mm. Meniskushöhe = 0-721 „ 



Correctur für — 0-06 Mm. Böhren- 

 durchmesser ^= — 0020 „ 



Daher die Depression im oberen 

 Schenkel = 0*701 Millimeter 



Untere Correction für 0-5 Meniskus- 

 höhe und 5 Böhrendurchmesser = 0-885 „ 



Correctur für — 006 Mm. Durchmesser = — 0024 „ 



Daher die Depression im unteren 



Schenkel = 0-861 Millimeter 



und die am beobachteten Barometerstande anzubringende Correction 

 wegen der Capiilardepression : 



0-701 Mm. — 0-861 Mm. = — Ol 60 Mm. 



Der vollständig reducirte Barometerstand beträgt daher: 

 752-698 Millimeter. 



