Gelehrte Gesellschaften. 



397 



qude avec siicces dans les recherches faites sur des etres dont la section 

 mesure parfois plusieurs centimetres de diametre (vegetaux adultes, jeunes 

 poissons, petits reptiles etc.). 



II en est resulte que le microscope de dissection a ete peu a peu delaissä 

 et remplace par le microscope compose ordinaire. Mais ce dernier, gräce a 

 la puissance de ses grossissements est surtout destine a l'etude histologique 

 detaillee des organes ; la petitesse de son champ visuel le rend , par contre, 

 peu propre a la recherche des rapports de position que presentent les divers 

 groupes de tissus sur une coupe de grand diametre. Le besoin d'un nouvel 

 Instrument d'optique commence donc a se faire sentir et plusieurs natura- 

 listes certainement y ont deja pense. 



II y a quelques mois, me trouvant chez M. A. Nachet a Paris, je fis 

 part a cet habile constructeur de ce desideratum des laboratoires d'anatomie. 

 M. Nachet me montra aussitöt un microscope qu'il venait de construire 

 en vue de l'observation , ä un faible grossissement, de sections etendues. Si 

 ce nouveau microscope ne realise pas tous les perfectionnements desires , il 

 constitue cependant une tentantive tres beureuse et un progres reel. Je crois 

 donc faire chose utile en decrivant cet Instrument dont le laboratoire de 

 rinstitut botanique de Liege est maintenant en possession. 



Le nouveau microscope a grand champ de Nachet est un microscope 

 compose qui diff ere des microscopes en usage par quelques modifications que 

 je vais enumerer: 



Le Stative est de dimensions plus grandes que d'ordinaii'e. La table est 

 pei'cee d'une large ouverture eclairee par un miroir de grand diametre. Le 

 tube dont la longueur invariable est de 195 mm et le diametre Interieur de 

 29 mm, est muni d'une cremaillere soigneusemeni; faite. Le mouvement lent 

 de la vis micrometrique inutile pour les faibles grossissements a ^te supprimö. 



L'objectif est variable , c'est-a-dire qu'il donne tous les grossissements 

 compris entre deux limites. Ce resultat est obtenu par l'ecartement plus ou 

 moins grand qu'on peut donner aux lentilles du Systeme au moyen d'un 

 tube ä glissement. L'image fournie ]3ar cet objectif est parfaitement aplana- 

 tique, nette jusqu'aux bords du champ, mais un peu vague et laiteuse pour 

 les tres petits details. Je soup9onne , cependant , que ce defaut ne provient 

 pas de l'objectif, mais en partie de l'oculaire et en partie aussi de la trop 

 grande longueur donnee au tube. 



L'oculaii-e d'un diametre superieur aux oculaires ordinaires est construit 

 de maniere a donner une grande Image de l'objet. Le diametre apparent 

 du champ mesure a la distance de 250 mm au moyen de la chambre clake 

 est de 200 mm. Avec l'oculaire No 1 ordinaire de Nachet, ce meme 

 diametre est de 135 mm; avec l'oculaire N" 1 de Prazmowski, il n'est 

 que de 110 mm seulement. 



Voici, maintenant, resumees dans le tableau suivant quelques donnees 

 relatives au microscope qui fait l'objet de cette note : 



Ces chiffres montrent que tout en conservant une image aplanatique et 

 suffisamment nette , M. Nachet est parvenu a agrandir considerablement 

 l'etendue du champ visuel en meme temps que la distance frontale de 

 l'objectif. Son nouvel Instrument convient donc parfaitement : 



10 Pom- etudier et dessiner l'ensemble de sections etendues; 



*) Le grossissement a ete mesm-e au moyen de la chambre claire a la 

 distance de 250 mm. 



