6o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



plus d'ampèremètre thermique pour i milliampère et les appareils thermo- 

 électriques à miroir les plus délicats permettent difficilement de mesurer 

 avec précision des puissances inférieures au microwatt. 



Parmi les appareils réalisés ('), nous décrirons ici un voltmètre amplifi- 

 cateur à lecture, directe : c'est, essentiellement, un amplificateur à résis- 

 tances dans lequel le courant alternatif à mesurer, d'abord amplifié, est 

 ensuite redressé par une lampe détectrice. On mesure le courant redressé 

 au moyen d'un milliampèremètrc à aiguille à lecture directe. 



La valeur de la tension appliquée aux. bornes d'entrée se déduit de la 

 lecture faite au milliampèremètrc en se reportant à une courbe d'étalonnage. 

 L'appareil tout entier fonctionne comme un voltmètre dont la résistance 

 intérieure serait d'un grand nombre de milliers d'ohms. Sa sensibilité peut 

 être rendue aussi grande qu'on le désire en augmentant le nombre des 

 lampes amplificatrices placées avant la lampe détectrice. Dans la plupart 

 des cas, on peut se contenter de deux lampes amplificatrices suivies d'une 

 lampe détectrice. 



L'appareil mesure alors des tensions alternatives de l'ordre du millivolt. 



Le voltmètre amplificateur se présente sous l'aspect d'une boîte rectangulaire 

 portant à sa parlie supérieure les lampes amplificatrices et clétecLrices avec leurs 

 interrupteurs d'allumage, ainsi que le milliatnpèremètre de lecture. Le panneau suj^é- 

 rieur porte également les bornes du circuit de chauffage (4 volls) et du circuit de 

 haute tension (80 volts). 



Le panneau avant porte les boutons de manœuvre d'un rhéostat à plots destiné à 

 servir de résistance de compensation. Celte résistance, insérée dans le circuit d'une 

 batterie de 8 volts, permet de ramener au zéro l'aiguille du milliampèremètre, en 

 compensant, au moyen d'un courant local, le courant normal qui traverse le circuit 

 de plaque de la lampe détectrice. On a placé également sur le même panneau les 

 bornes d'entrée de l'appareil, ainsi qu'un distributeur permettant d'utiliser à volonté 

 un, deux ou trois étages d'amplification. Enfin on dispose d'une prise sup|démentaire 

 permettant dé substituer au milliampèremètre de lecture soit un microampèremèlre, 

 soit un téléphone. 



Le voltmètre amplificateur peut être construit de façon à posséder son 

 maximum de sensibilité soit dans la région des fréquences heriziennes, soit 

 dans celle des fréquences alternatives ordinaires. Nous avons vérifié qu'il 

 suffisait d'adapter les constantes électiMques des circuits à la fréquence qu'il 

 s'agit d'étudier. Mais il est intéressant de noter qu'un voltmètre amplifica- 



(') Tous ces appareils ont clé, réalisés au cours de l'année 1918 pour les services de 

 la Radiotélégraphie militaire. 



