SÉANCE DU l5 JUILLET 1919 61 



teur pour haute fréquence garde la même sensibilité dans une échelle très 

 étendue de longueurs d'ondes, et qu'il fonctionne encore, avec une sensi- 

 bilité réduite mais largement suffisante, pour les mesures en basse fré- 

 quence. 



Pour un graud nombre de mesures, toutes celles où l'on procède par 

 une méthode de subslilulion ou une méthode de zéro, le voltmètre ampli- 

 ficateur sert seulement d'indicateur électrique et n'a pas besoin d'être éta- 

 lonné. Mais si l'on veut déterminer directement les volts appliqués à l'entrée 

 de l'appareil d'après les lectures faites sur le milliampèremètre de sortie, 

 il faut faire un étalonnage. On y procède aisément en reliant les bornes 

 d'entrée aux: extrémités d'une résistance étalon parcourue par un courant 

 alternatif connu. L'expérience montre que la courbe d'étalonnage est pra- 

 tiquement une droite, sauf au voisinage de l'origine. Aux très faibles vol- 

 tages, le voltmètre amplificateur fonctionne comme tous les détecteurs, 

 suivant une loi qui n'est plus linéaire mais parabolique. 



Le voltmètre amplificateur permet de faire commodément un grand 

 nombre de mesures, dont quelques-unes seraient autrement très difficiles, 

 surtout en haute fréquence. Nous nous contenterons de citer quelques 

 exemples : 



i*' Mesure d'une intensité de courant très faible. — On fait passer le 

 courant dans un circuit oscillant en résonance et l'on mesure les volts 

 aux b-ornes de la self. On peut aussi se servir d'un transformateur. On 

 arrive ainsi à mesurer par lecture directe des courants de fréquence musi- 

 cale n'absorbant dans le primaire qu'une tension voisine de 100 microvolts. 



2° Mesure de capacités très faibles en haute fréquence. — Le voltmètre 

 est mis aux bornes de la capacité à mesurer, qui est elle-même en dérivation 

 sur une capacité étalonnée, faisant parlie d'un circuit oscillant réglé au 

 voisinage de la résonance. La résonance ayant été déréglée par l'introduc- 

 tion de la capacité à mesurer, on la rétablit à l'aide de la capacité étalon, 

 dont la variation donne la mesure de la capacité étudiée. En opérant 

 au delà de la résonance (déviation moitié de la déviation maximum), l'in- 

 fluence des déréglages est beaucoup plus sensible, et l'on arrive sans peine 

 à apprécier des capacités extrêmement faibles, comparables, par exemple, 

 à la capacité d'une sphère de i™'" de rayon. 



3" Mesure de la longueur d'onde propre d'une self; mesure des pertes dans 

 un diélectrique ou dans une self; comparaison de deux ondemètres; mesure 



