SÉANCE DU i>8 JUILLET 1919. 171 



choix, pour déterminer a, et l'i,, des couples de points : 



i" Les choix (i) et (2) donnent de nouvelles approximations de l'équi- 

 libre relatif considéré d'un cylindre de révolution, de rayon R et de hau- 

 teur A (cas d'un arbre principal de machine, d'un obus cylindrique lancé 

 par un canon rayé) et elles encadrent d'aussi près qu'on le désire la solution 

 rigoureuse. 



2" Les choix (3) et (4j donnent, dans le même mouvement, des 

 approximations de l'équilibre relatif d'un anneau cylindrique de révolution, 

 de rayons R, et R^ et de hauteur h petite devant R, — R, (cas d'une meule 

 évidée en son centre). 



ÉLECTRICITÉ. — Galvanomètres inscripteurs à fer mobile. 

 Note ( ') de MM. Hexri Abraham et Eugèxe Bloch. 



1. Les appareils magnétiques qui font Tobjet delà présente Note sont 

 des galvanomètres à plume destinés aux inscriptions sur papier enfumédes 

 courants variables de l'ordre du milliampère (inscription des courants 

 microphoniques, inscription des signaux de télégraphie sans fil, etc.). Ils 

 ont été construits pendant les années 1916, 1917 et 1918, pour la Radio- 

 télégraphie militaire et le Service géographique de l'Armée. 



Leur principe, qui est susceptible d'autres applications, est le suivant : 

 Un aimant (■-) est muni de pièces polaires portant des bobinages en fil de 

 cuivre. Entre les pièces polaires se trouve placée une pièce de fer doux 

 mobile sur pivots (armature ou palette), dont les déplacements sont 

 transmis à une plume qui inscrit sur papier enfumé. L'armature est aimantée 

 par le champ permanent de l'aimant, comme dans les relais polarisés. Mais 

 on a cherché à équilibrer toutes les forces provenant du champ magnétique 

 permanent, afin de rendre indépendants l'un de l'autre le couple moteur et 

 le couple résistant. On obtient ce résultat en disposant l'armature de 

 manière que son aimantation soit symétrique par rapport à l'axe de rotation 



(') Séance du 21 juillet 1919. 



(-) Cet aimant peut être remplacé par un électro-aimant. Mais il faut alors une bat- 

 terie auxiliaire, et Tavantage que l'on en retire n'est pas considérable, parce qu'il 

 faut éviter des champs trop intenses, qui satureraient le fer de l'armature mobile. 



