i;2 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



OU par rapport à un plan passant par cet axe. On peut alors régler à la 

 valeur que l'on désire et même annuler le couple magnétique qui tend à 

 maintenir la palette mobile dans sa position d'équilibre; celle-ci devient 

 une position d'équilibre indiflérent. (Jn ressort spiral permet dès lors de 

 choisir la valeur du couple stabilisateur que l'on veut employer. 



Le couple moteur est créé par les bobines polaires. Elles sont parcourues 

 par le courant variable que Ton veut inscrire, et bobinées dans un sens tel 

 que, sous l'action du courant, le champ magnétique tende à augmenter d'un 

 côté de l'armature mobile et à diminuer de l'autre coté. La rotation et 

 l'équilibre de l'armature sont ainsi régies par un mécanisme analogue à celui 

 qui intervient pour provoquer la rotation de l'aiguille d'un électromètre à 

 quadrants. 



Les avantages de ce montage sont les suivants. D'abord le flux magné- 

 tique dont les variations entraînent la rotation de l'armature se ferme tout 

 entier à travers l'armature et les pièces polaires de l'aimant, sans que ce 

 llux variable traverse l'aimant lui-même. Il n'y a donc aucun risque de 

 désaimantation de l'aimant permanent par un courant accidentel trop 

 intense qui viendrait à parcourir les bobines. 



D'autre part, l'armature étant placée symétriquement dans le champ 

 magnétique, elle est en équilibre à peu près indiflérent, et le ressort direc- 

 teur permet de la stabiliser en réglant à volonté la période propre de ses 

 oscillations et par suite la sensibilité de l'appareil. 



L'amortissement, très énergique, est causé par les eflets magnétiques 

 développés dans la palette mobile par ses mouvements dans le champ de 

 l'aimant. Il dépend de la puissance de l'aimant et de la largeur de l'entre- 

 fer. Ces éléments peuvent être choisis de manière à opérer au voisinage de 

 l'amortissement critique, et c'est une qualité caractéristique des appareils 

 de ce type que de posséder spontanément un très bon amortissement 

 magnétique. 



2. Les formes des appareils que nous avons réalisés sont assez variées. 

 Signalons en premier lieu un magnéto-oscillographe à plume que l'on peut 

 assimiler à une petite magnéto tétrapolaire analogue aux magnétos d'appel 

 des téléphones, et dont le fer mobile, monté sur pivots, entraîne, par un 

 système de leviers amplificateurs, la plume destinée à l'inscription. Les 

 quatre pièces polaires sont en fer feuilleté, et les bobines polaires sont 

 connectées de telle sorte que le passage d'un courant dans le système tende 

 à créer deux pôles nord dans deux, pièces polaires diamétralement 



