SÉANCE DU 28 JUILLET 1919. 178 



opposées et deux pôles sud dans les deux autres. Le courant tend donc 

 bien à faire tourner l'armature autour de son axe. 



Dans un modèle plus réduit, la pièce mobile est une palette plane de 

 faible épaisseur, dont le plan est perpendiculaire à Taxe de rotation, et 

 qui est mobile entre des pièces polaires planes et parallèles. La forme et 

 la disposition de la paleUe et des pièces polaires rappellent celles de 

 Taiguille et de deux secteurs contigus d'un électromètre à quadrants. 

 (]omme, dans cet instrument, les actions électromagnétiques tendent à faire 

 tourner la palette dans son propre plan vers une des pièces polaires ou vers 

 l'autre, suivant le sens du courant, Tappareil est un oscillographe à 

 quadrants. 



Quand, la palette mobile est munie d'un prolongement qui vient, dans 

 son mouvement, fermer un contact auxiliaire, l'appareil devient un rélais 

 à (jiiadranls. V^w diminuant le plus possible les dimensions et par suite 

 Tincrtie de la palette mobile, et en ne lui demandant plus que d'entraîner 

 un miroir qui permette Tenregistrement sur une bande pbotographique, 

 o\\ obtient un oscillographe Tnagnétique à miroir : l'appareil rappelle alors 

 à certains égards l'oscillograpbe à fer doux de M. A. IMondel. 



?). La sensibilité obtenue avec les oscillographes à plume est de l'ordre 

 du millimètre sur la bande enfumée pour un courant de i milliampère, 

 lorsque la résistance des bobines est de 5oo ohms, et que la période propre 

 est de l'ordre de -'- de seconde. L'amortissement est alors pratiquement 

 parfait. 



Pour les inscriptions simultanées de plusieurs courants microphoniques, 

 les pscillograplies à quadrants que nous avons établis ont environ mo ohms 

 de résistance. Les dimensions et le poids de l'appareil ont été réduits au mi- 

 nimum, afin de pouvoir grouper jusqu'à six appareils pour l'inscription 

 sur une même bande enfumée. 



Pour les inscriptions de T. S. F., les appareils peuvent être utilisés iso- 

 lément ou par groupes de deux. On peut alors employer avec avantage le 

 magnéto-oscillographe décrit en premier lieu, avec une résistance de bobi- 

 nage de quelques milliers d'ohms, ce qui lui donne une sensibilité de 5™™ à 

 10""" par milliampère. L'oscillographe peut ainsi remplacer le téléphone 

 sur le circuit de pla(|ue d'un amplificateur à lampes, sans qu'il soit néces- 

 saire d'interposer aucun relais mécanique auxiliaire. 



r.n résumé, l'emploi d'une armature de fer doux mobile sur pivots, et 

 équilibrée mécaniquement et magnétiquement* d'une manière aussi com- 



