56o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



aussi d'obtenir que le courant constant dans ce galvanomètre soit nul et 

 qu'il mesure seulement le courant additionnel i'.^. 



Pour la régénération, nous prenons une fraction -r de la tension sur la 



résistance R, au moyen du curseur K-. La grille du premier audion G 

 sera ainsi rendue encore plus négative au régime moyen et sera en outre 

 soumise à une variation de tension totale : 



'^'rJV ' R' 



d'où l'on tire la valeur de ç en fonction de e : 



(6) 



r: / 



\ 



^j[' 



R' 



Dans le cas du galvanomètre en série sur le circuit plaque, R'= R^. 



Le rapport y mesure le coefficient d'amplification par régénération, il peut 

 être rendu théoriquement aussi grand qu'on veut puisque le dénominateur 

 peut être rendu nul. Le courant i'.^ au galvanomètre Z s'en déduit en por- 

 tant (6) dans (^), d'où : • 



(8) 



En général, on a avantage à employer des résistances potentiomé- 

 Iriques R grandes pour les premiers étages d'amplification et très faibles ou 

 nulles pourle dernier. Ona de bonnes conditions de fonctionnement pourles 

 audionsdela Radiotélégraphie militaire française avec E, + E, r:^/po volts 

 ou davantage etE, compris entre i5o et 200 volts; mais on pourrait, tout 

 en conservant J'], = i5o volts, avoir encore un fonctionnement acceptable 

 en limitant E^ à 176 volts (E, 4- E^ = SaS); mais dans ce cas on ne peut se 

 contenter de la batterie B, seule pour alimenter le dernier audion, car il.faut 

 au moins 276 volts pour que la variation de courant maxima /=6,5(j.A 

 soit réalisable dans la région de proportionnalité. 



Le voltage moyen de la grille doit être beaucoup plus négatif pour le 

 dernier audion, dont on utilise le courant dans un galvanomètre, que pour 

 les premiers étages qui sont destinés à produire une variation du potentiel; 

 si l'on prend par exemple 45o volts pour les deux batteries réunies (E, -}- Eo), 



