SÉANCE DU 3 NOVEMBRE Î919. 7^7 



distantes d'un certain intervalle Aa.„ que j'appellerai la largeur de bande 

 caractéristique du spectropolarimètre. On peut montrer qu'ainsi l'on n'em- 

 ploie aux mesures que la moitié de l'éclat de la source dans cette bande 



spectrale. 



Si l'on veut employer une bande plus étroite, on réduira également les 



deux fentes; pour une bande de lar-eur^, on n'utilise plus que la frac- 

 lion — de l'éclat de la source dans la bande employée, et les mesures pola- 

 rimélriques sont v2/> fois moins précises qu'avec un appareil mieux appro- 

 prié : on ne devra pas employer de bandes spectrales dont la largeur soit 

 beaucoup inférieure à la largeur caractéristique (^pratiquement, on s'arrêtera 



environ a —r 



Si l'on veul employer une bande spectrale de largeur /j.Aa,, on laissera 

 à la fente-diai.bragme la largeur d,,el l'on ouvrira la fente-source. On 

 utilise alors la fraction i - - de l'éclat de la source : il y a avantage à 

 employer des largeurs de bande notable/tient supérieures à la largeur carac-^ 

 téristique. On est limité dans ce sens par les difficultés de montage qui 

 résultent alors de l'augmentation de l'étendue du faisceau dans l'appareil 

 dispersif, et l'on ne dépassera guère pratiquement/? = 3. 



La valeur de d, dépend évidemment des diaphragmes qui se trouvent 

 dans le polarimètre et y forment leur image sur la pupille : la largeur de 

 bande àX., caractérise l'ensemble du polarimètre et de l'appareil dispersif. 

 On peut définir une grandeur qui ne dépende que du séparateur de radia- 

 tions en supposant que le polarimètre ne contienne que deux diaphragmes, 

 celui qui limite les plages et la pupille de l'œil, et prenant alors pour image 

 de la fente d, le carré inscrit dans la pupille : la valeur de ùD., correspon- 

 dante sera ce que j'appellerai la largeur de bande caractéristique du sépara- 

 teur de radiations. 



Dans l'appareil que j'ai réalisé, le système dispersif était un gros prisme 

 à vision directe; un miroir plan placé derrière ce prisme le faisait traverser 

 une seconde fois par le faisceau, et la rotation de ce miroir faisait défiler 

 tout le spectre sur la fente-diaphragme, sans qu'on ait à toucher m à la 

 source, ni au polarimètre. La même lentille servait de lentille collimatrice 

 et d'objectif : elle était légèrement inclinée (d'environ 3«) pour éhmmer la 

 lumière réfléchie par ses faces. La largeur de bande caractéristique du sépa- 

 rateur de radiations allait de 60 A. pour A = 5920 à 35 A. pour A = 4950. 



