SÉANCE DU lO NOVEMBRE IQîÇ). 83 1 



verra plus loin qu'il y a lieu de préférer le plus simple possible), et qu'on 

 éclaire la fente par un écran éclairé par la source à étudier; la fente 

 donnera sur le verre dépoli ou sur la glace photographique de la chambre 

 noire un spectre complet, dont la dispersion en ses différenls points dépend 

 des propriétés du système réfracteur. Inversons le dispositif et plaçons 

 maintenant sur la glace dépolie un diaphragme découpé suivant les courljes 

 des coefficients de visibilité des radiations (corrigées comme on le verra 

 plus loin pour tenir compte de la dispersion). 



Si l'on éclaire le verre dépoli par la source à étudier et qu'on place 

 devant la fente, qui servait tout à l'heure de source de lumière, un bolo- 

 mètre ou un thermo-élément, cet appareil recevra des radiations provenant 

 de toute la surface du verre dépoli et chacune d'elles sera afiaiblie préci- 

 sément suivant la sensibilité de la couleur qu'elle produit; on peut s'en 

 rendre compte en considérant la surface du verre dépoli comme formée 

 d'une série de petits éléments verticaux de largeur très petite, juxtaposés; 

 chacun de ces éléments, en vertu de la loi du retour inverse des rayons, 

 donne sur la fente une image de la couleur qui a été repérée sur le spectre 

 obtenu dans la première opération. Si l'on enlevait le diaphragme qui porte 

 la fente, on verrait dans le plan de celle-ci une série d'images de l'écran 

 découpé présentant toutes les couleurs successives du spectre et toutes 

 décalées les unes par rapport aux autres, de façon que la fente isole sur 

 chacune de ces images une hauteur proportionnelle au coefticicnt de sensi- 

 bilité de l'ojil pour la radiation de cette couleur. 



On voit qu'on peut de cette manière concentrer sur le thermo-élément 

 l'énergie lumineuse provenant de toute la surface de l'écran découpé et qui 

 est beaucoup plus considérable que celle qui proviendrait d'une fente unique ; 

 grâce à cette circonstance et à l'emploi d'un galvanomètre extra-sensible, 

 cette méthode spectroscopique permet de faire sur les sources usuelles des 

 mesures galvanométriques avec une convenable précision. 



Le dispositif est d'ailleurs extrêmement simple puisqu'il résulte de 

 l'inversion d'un spectrographe; on va voir qu'il se prête avec une égale faci- 

 lité à toutes les corrections nécessaires, qui sont. les suivantes : 



T° CorrecUoîi de dispersion. — Si l'on emploie un spectrographe à prisme, 

 le spectre projeté sur le verre dépoli a des abscisses dilatées inégalement par 

 rapport au spectre normal; on peut aiséinent déterminer la loi de variation 

 de la dispersion en photographiant un spectre de ligne ou spectre solaire et 

 le comparant au spectre normal; on peut tracer ainsi d'une manière sûre 



