832 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



la courbe de dispersion ayant pour abscisses les abscisses ^^ de la photogra- 

 phie et pour ordonnées les longueurs d'onde / correspondantes. La tangente 

 à cette courbe en unpointquelconque indique par son coefficient anerulaire 



/ ri 1 \ Ali O 



(tangente « = ^j l'inverse du coefficient de dilatation du spectre obtenu; 

 il suffit de multiplier par ce coefficient l'ordonnée correspondante de la 

 courbe de sensibilité pour lui donner la hauteur exacte qu'elle doit avoir 

 surPécran découpé. 



Comme courbes de sensibilité, on peut employer soit les courbes de 

 Kœnig ('), soit celles plus récentes de Herbert et Ives (^). D'après ces 

 auteurs ('), les courbes de visibilité en fonction de la longueur d'onde 

 varient avec l'intensité absolue de l'éclairement; avec une ouverture de 

 pupille ordinaire de io™'"\ les faibles éclairements sont ceux qui sont infé- 

 rieurs à o, I lux et les forts éclairements sont ceux qui son t supérieurs à 4 lux. 



On commence par transformer ces courbes en les reportant point par 

 point sur l'échelle des abscisses a? du spectre enregistré au speclrographe, 

 c'est-à-dire qu'on multiplie les abscisses par "^ ~ '^° en prenant par exemple 



^0 = ^0 = 0,4^, puis on multiplie les ordonnées par la fonction ^ définie 

 plus haut. 



On découpera deux écrans noirs suivant les deux courbes ainsi obtenues 

 et l'on mettra l'un ou l'autre à volonté dans le speclrographe, suivant qu'on 

 veut mesurer l'effet de la lumière étudiée pour les éclairements forts ou 

 pour les éclairements faibles. 



2° On pourra corriger encore ces courbes pour tenir compte d'effets 

 secondaires, tels que l'absorption inégale des différents rayons par le verre 

 des prismes et la variation de la perle par réflexion au passage des faces 

 des prismes en fonction de la longueur d'onde. Cette seconde correction est 

 en général peu importante; quant à la première, on peut la calculer d'après 

 les courbes d'absorption du verre employé, mais comme l'épaisseur tra- 

 versée n'est pas la même pour tous les rayons du même faisceau parallèle, 

 on doit calculer l'épaisseur moyenne du prisme suivant les rayons. 



(') Voir Arthur Kœnig, Gesammelte Abhandlungen zur physiologischen Optik, 

 p. 1 4 4-21 4. 



(^) Hkrbekt et Ives, Electrical li'or/d^ t. 57, 191 1, p. id55-i568. — Voir aussi 

 Thovert, Journal de Physique. 



(^) Si l'on veut se placer au point de vue de l'acuité visuelle et non de la sensation 

 lumineuse, il faudrait remplacer ces courbes par celles de Langley, pour faible éclai- 

 rement (cf. Recueil des Constantes de la Société de Physique). 



