SÉANCE DU lO NOVEMBRE 1919. 833 



Mieux vaut éliminer cette correction en employant des verres conve- 

 nables, notamment des verres lourds à la baryte, ne présentant pas la colo- 

 ration jaune des flints ordinaires. 



On voit, à ce point de vue, tout l'intérêt qu'il y a à employer un spec- 

 troscope à un seul prisme, de façon à réduire les causes d'erreurs et à en 

 rendre le calcul facile. Il faut également éliminer toute lumière diffuse dans 

 l'appareil au moyen d'écrans noirs, percés de trous, placés dans les tubes 

 qui peuvent être également recouverts intérieurement de velours noir. 



Toutes ces précautions sont nécessaires si l'on veut que la méthode soit 

 précise. Pour éviter toute erreur résultant de l'obliquité des rayons émis 

 par l'écran lumineux, il est bon de le faire non pas en verre dépoli (qui ne 

 donne qu'une apparence de diffusion), mais en verre d'albatrine (' ) mince, 

 parfaitement blanc et dont l'indicatrice de diffusion est sensiblement sphé- 

 rique. 



Pour augmenter la sensibilité, il y a intérêt à ce que l'écran découpé soit 

 le plus petit possible, de façon qu'on puisse en rapprocher le plus possible 

 la source de lumière sans qu'il y ait à craindre d'erreur provenant de l'obli- 

 quité des rayons tombant de la source sur le diffuseur; ce dernier reste tou- 

 jours indispensable pour rendre uniforme l'éclat de la surface limitée par 

 récran découpé. On peut diminuer les dimensions de ce dernier en employant 

 entre lui et le prisme une lentille de plus court foyer que celle qui a servi à 

 l'étude spectrographique préliminaire; il suffit de réduire proportionnelle- 

 ment à la longueur focale les dimensions de la fenêtre découpée dans l'écran 

 noir et de tailler soigneusement en biseau les bords de cette fenêtre ; on peut 

 ainsi ramener ces dimensions à environ i*^'" de largeur. 



Une autre manière d'augmenter la sensibilité est de doubler l'ouverture 

 en traçant au-dessous de l'axe des abscisses une courbe symétrique de la 

 première. Le thermo-élément ou le fil du bolomètre doit avoir une hauteur 

 totale au moins égale à la distance entre les bords supérieurs et inférieurs de 

 l'image de l'ouverture découpée projetée dans le plan de fente d'observa- 

 tion. 



Cet appareil peut être étalonné en valeur absolue, en le tarant sur l'éclai- 

 rement produit par une source connue à une distance connue; il peut seryir 

 encore plus facilement d'appareil de comparaison en le plaçant près d'un 

 banc photométrique portant deux sources de lumière entre lesquelles on 



(') Voir A. Blondel, Recueil des. Constantes physiques. 



