834 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



dispose un miroir pouvant tourner autour d'un axe vertical et prendre deux 

 positions à 45*^ permettant de renvoyer alternativement les rayons de chaque 

 source de lumière SS' sur l'écran diffusant E de l'appareil. On fait ainsi 

 deux lectures successives de l'énergie reçue par Finstrumenl radiométrique 

 et le rapport de ces deux lectures donne le rapport des éclairemenls. 



Remarques additionnelles présentées le 3 Novembre 191 9. — Ea Commu- 

 nication qui précède, du 9 mai 1914^ résumait une élude que la déclaration 

 de guerre a interrompue et qui n'a pu être reprise qu'en 1916. Dans l'in- 

 tervalle, des recherches analogues ont été exécutées et publiées à l'étranger, 

 notamment par M. Herbert-F. Ives (') avec une disposition inverse de la 

 mienne; mais cet auteur a réalisé seulement un jiilomètre, mesurant l'éclat 

 intrinsèque d'une source de lumière, faute d'une sensibilité suffisante pour 

 la photométrie proprement dite, et c'est pourquoi sans doute il est revenu 

 à l'emploi des solutions absorbantes (-). 



Après avoir essayé d'abord une pile linéaire de Uubens, j'ai employé 

 avec plus de satisfaction pour ces expériences une pile courante linéaire 

 que M. Coblentz a bien voulu construire pour moi. Cette pile, de 18 élé- 

 ments argent-bismuth, a une surface utile de 1,8 x 16""", hauteur nota- 

 blement supérieure à celle (12™'") de l'image de l'ouverture (hauteur 

 maxima de la découpure 24"^'"); elle est protégée par un verre opaque aux 

 rayons de plus de of^,4 de longueur d'onde; la résistance intérieure est de 

 2 ou 8 ohms suivant que les éléments sont groupés en série parallèle ou en 

 série; le galvanomètre (galvanomètre Broca) employé avec cette pile avait 

 deux bobines de 1,1 ohm donnant, quand elles sont en paiailèle, à la 

 fréquence de 5 secondes, une sensibilité d'environ iGo""" par micro- 

 ampère ou de 147'"'" par microvolt. A titre d'exemple, je dirai qu'une 

 lampe à filament de carbone de 5o bougies au régime de 3,5 watts 

 par bougie placée à une distance de So'^™ de l'écran opalin donnait une 

 déviation de l'ordre de 10""". J'avais cru pouvoir augmenter cette sensibi- 

 lité par la construction d'un galvanomètre plus sensible, mais ce dernier 

 avait une résistance intérieure trop forte. J'ai entrepris depuis 191G, avec 



{^) tiERBKRT-F. IvES, 1 precisinii Fyc ( The Physical Review, nouvelle série, 

 vol. G, n'' 5, novembre 191 5). 



(-) Herberï-F. Ives and F. -F. Ivingsriuy, Physical Plwioineliy svith a ihcrmo- 

 p'de arlificial eye ( The Physical fieview, nouvelle série, vol. 0, n" o. novembre 19 1-3). 

 — Voir aussi Fabuv. A pvactical solution of Ihe Vroblein <>f llelevochromalic 

 Pholometry ( Trans. 1. F. S., juin 191 3, p. 3o2). 



