Zwres dwers, 2o5 



©u ie compensation de la quantite suffisante pour qu'il 

 y ait union et mouvement commun , sans aucune gene , 

 entre la verge qui soutient la lentille et la regie de 

 compensation. 



M. Lenoir dit ensuite que voulant profiter de I'avan- 

 tage qu'il retire par cette disposition , il se propose 

 d'arriver a plus de perfection en reduisant autant que 

 possible le poids de la totalile des vei'ges qui compo- 

 sent cet instrument. En effet dans les pendules k 9 

 branches, le poids du chassis est a celui de la lentille 

 comme 7 est a. i5 , ce qui fait remonter le centre de 

 gravite de 6, 203,629 centimetres, (2 pouces 3 ligncs 1/2) 

 et oblige d'allonger la branche principalequi soutient 

 la lentille. On conpoit que cette correction derange le 

 rapport des branches et assujetit a un calcul de reduc- 

 tion penible , et qui cependant ne peut etre neglige 

 aans produire des erreurs sensibles. Au lieu que dans 

 le nouveau procede , en employaut le platine , on peut 

 construire un pendule dont la totalite des branches 

 pesera au plus un kilogramme (deux livres ). Done 

 ce nouveau rapport se rapproche davantage de celui 

 du pendule simple. Le centre de gravite s'eloignera 

 moins de sa veritable place, et les couteaux etant moins 

 charges , les oscillations serout beaucoup plus libres. 



M. Vasse rend compte egalement d'un pendule do 

 compensation , que M. Mongez , membre de I'Institut, 

 et administrateur de la monnoie , a fait construiie , sui- 

 vant le principe de Graham. Ce pendule est tres-simple, 

 compose d'une seule branche de fer ronde de la grosseur 

 d environ sept a huit millimetres j k son extremite 

 infcrieure , a la place de la lentille , est suspendu un 

 bocal cylindrique en verre , au moyen d'une armure de 

 deux decimetres de hauteur dans la forme d'un sablier. 

 Ce bocal est rempli de mercure a k hauteur de i3,o83^8o9 



