ET STATION ZOOLOGRjUE D'ARCACHON 14 



ce dernier. Les contacts s'établissent en a et «' à l'aide de fils de 

 platine plongeant dans le mercure. 



Le tube ainsi disposé est soutenu par une solide potence 

 mobile dans un plan vertical sur une tig-e formant un prisme 

 triangulaire sur lequel se déplace un collier à vis de pression 

 soigneusement ajusté : le tube peut, par suite, être fixé à des 

 hauteurs variables. La tige de soutien est vissée sur un chariot k 

 vis raicrométrique pouvant exécuter, dans un plan horizontal, 

 deux mouvements rectangulaires. Ce chariot est rodé sur un 

 lourd pied à vis calantes. Il porte un microscope qu'une vis de 

 rappel permet d'amener au-devant de la pointe capillaire. Tout 

 l'appareil peut se mouvoir autour d'un axe vertical passant par 

 le centre de gravité du support à vis calantes. 



L'avantage de ce dispositif est de permettre un centrage par- 

 fait de la pointe capillaire, quelle que soit sa longueur : ce statif 

 permet aussi d'orienter l'appareil dans une direction que l'on 

 est toujours libre de choisir sans modifier toute une installation 

 péniblement établie. 



Les deux mercures de l'appareil sont mis en rapport avec deux 

 bornes soigneusement isolées sur ebonite. La clef de court 

 circuit dont nous faisons usage pour les réunir ou les maintenir 

 séparés est formée d'un robinet de verre plein de mercure relié 

 aux bornes par deux fils de platine : c'est le maniement de la 

 clef du robinet qui sert à ouvrir ou fermer la communication; 

 un tel dispositif a l'avantage de ne pas introduire dans le circuit 

 de forces électromotrices étrangères. 



Lorsque l'appareil est au repos, on ramène le réservoir C au 

 bas de sa course; ce tour de main, indiqué par M. Limb, a l'avan- 

 tage de maintenir en état de parfaite propreté le tube capillaire 

 dans lequel se déplace le ménisque mercuriel. 



b) Appareil servant à enreqistrer les déplacements du mercure. 

 — Le microscope de l'électromètre porte en a a' un obturateur à 

 poire destiné à masquer et à démasquer le faisceau lumineux 

 provenant d'une lampe à arc ou de Drummond dont on fait usage 

 pour éclairer le ménisque (1). En C se voit un écran en bois, 



(1) La lumière est concentrée sur la pointe capillaire au moyen d'un focus de 

 microscope solaire. Si l'on fait usage de la lampe à arc, il est indispensable de 

 débarrasser le faisceau de ses radiations caloriques en lui faisant traverser une 

 cuve d'alun. ..'-^TK'lr*^^ 



Ll P 



