ET STATION Z00L0<;IQUE D AHCACHON 9 



ment stable pour ne pas vibrer sons les influences extérieures, 

 telles que les pas de l'opérateur, le passage d'un véhicule dans le 

 voisinag-e, etc. 



L'électromètre capillaire dont on se servira doit être monté sur 

 un statif tel qu'il puisse permettre un maniement commode et 

 un centrage parfait. 



Nous allons examiner avant tout les conditions que doit rem- 

 plir cet appareil pour être employé avec fruit dans les recherches 

 d'électricité musculaire. 



Le principe de l'instrument est bien connu : Un tube de verre 

 ouvert h. ses deux extrémités se termine à l'un de ses bouts par 

 une pointe capillaire extrêmement tine. Le tube est plein de 

 mercure qui, par son poids, pénètre dans la partie capillaire et se 

 termine par un ménisque convexe. La pointe est noyée dans une 

 éprouvette contenant de l'eau acidulée qui vient baigner le 

 ménisque mercuriel : une goutte de mercure est placée au fond 

 de cette éprouvette. Lorsque le mercure du tube et celui de 

 l'éprouvette sont mis en communication électrique, le ménisque 

 prend dans la pointe une position déterminée et invariable : c'est 

 le zéro de l'instrument; si l'on intercale une différence de poten- 

 tiel entre les deux mercures, le ménisque se déplace et se fixe 

 dans une position nouvelle, et ce déplacement, évalué par une 

 méthode appropriée, peut servir de mesure à la différence de 

 potentiel considérée. 



Il est facile de construire soi-même de très bons capillaires. 

 Pour cela, on prend un tube en verre bien droit, de 0'"30 de 

 longueur et d'un diamètre intérieur égal à 6 millimètres environ, 

 A. 10 centimètres d'une extrémité, on soude, dans la paroi en verre 

 un fil de platine d'un diamètre à peine égal à - millimètre. 

 Le tube est alors soigneusement lavé à l'acide sulfurique, à 

 l'eau distillée, à l'alcool, à l'éther et desséché. A 7 ou 8 centi- 

 mètres au-dessous de la soudure du fil de platine, on pratique au 

 chalumeau un étranglement circulaire, on étire le verre sur une 

 longueur de 2 à 3 centimètres, en rejetant la portion amincie en 

 dehors de l'axe du gros tube; on coude ensuite cette région de 

 manière à rendre Taxe de la zone étranglée parallèle à celui du 

 grand tube. On allonge alors cette dernière partie dans une flamme 

 très petite, de façon à obtenir un tube capillaire extrêmement 

 fin dont on conserve une longueur de quelques millimètres. 



