1-4 SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE 



cription, le style du chronographe vibrait synchroniquement 

 avec un diapason électrique.) 



Pour exciter les muscles sur lesquels nous avons expérimenté, 

 nous nous sommes servi d'un dispositif analogue à celui indiqué 

 par M. Charbonnel-Salle (décharg-es des condensateurs ), Dans 

 certains cas, nous avons ég-alement utilisé les courants d'une 

 petite bobine d'induction, ou les courants continus fournis par 

 une batterie de petits éléments Daniell de faible débit. L'exci- 

 tation était portée au niveau de l'org-ane à l'aide de petites élec- 

 trodes de d'Arsonval d'une disposition particulière. On les voit 

 représentées dans la planche VII, fig-. 1. Des électrodes de 

 d'Arsonval ordinaires, d ^ sont fixées à l'extrémité de tubes de 

 plomb flexible. Deux bornes, isolées sur un bloc d'ébonite E, 

 permettent de relier les bâtons d'arg-ent aux fils conducteurs. 

 Le tout est monté sur une douille s'adaptant sur un support 

 approprié. Nous avons aussi quelquefois employé cette même 

 disposition pour recueillir le courant musculaire. Dans ce cas, 

 l'extrémité ouverte des tubes à chlorure de sodium était munie 

 d'un fort fil de coton que Ton entortillait sur le muscle au 

 niveau des zones à explorer. On conçoit qu'un pareil dispositif 

 facilite considérablement la mise en place des électrodes, la 

 flexibilité du plomb permettant de donner à l'instrument n'im- 

 porte quelle position; c'est là un avantage inappréciable, car il 

 permet d'opérer sur des muscles placés dans des situations très 

 variées, en économisant beaucoup la place dont on dispose. 



Ainsi qu'on le verra au cours de ce travail, nos recherches ont 

 porté sur les contractions isotonique et isométrique du muscle. 

 Pour inscrire les variations de la tension du muscle se contrac- 

 tant isométriquement, nous avons fait construire un petit myo- 

 graphe, dont on voit le dessin fig. 2, planche VII. Sur une 

 plaque de cuivre rectangulaire, et disposée dans un plan 

 horizontal, se trouve fixé un levier enregistreur mobile autour 

 d'un axe disposé dans un plan vertical. A 1 millimètre et 1/2 

 en dehors de cet axe, on a ajusté une tige métallique rigide, 

 d'environ 5 centimètres de longueur, munie d'un crochet auquel 

 on fixe le tendon du muscle en expérience. Le système constitue 



moment voulu pour ne pas supcri)oscr deux courbes l'une sur l'auti-e. J'ai préleré 

 employer cette méthode que celle consistant à faire ouvrir et fermer la fente 

 parle cylindre lui-même, eu égard à su plus grande simplicité. 



