ET STATION ZOO LOGIQUE D'aRCACHON 15 



en somme un levier du premier g-enre, dont la résistance est un 

 ressort R en acier, soiy'iiensement travaillé, et relié au levier à 

 l'aide d'une barrette inflexible pourvue d'une cliappe articulée 

 en A. La distance A est de 3 centimètres. Une pince P sert à 

 maintenir solidement la portion osseuse sur laquelle s'insère le 

 muscle étudié. Vet v' sont deux crochets f^.n verre qui empê- 

 chent la dérivation du courant musculaire à travers les pièces 

 métalliques de l'appareil. En S se trouve une tig-e destinée à 

 supporter le sig-nal de Desprez. Une douille D permet d'installer 

 le myog'raphe sur un support de côté à rég-lage de Verdin. On 

 comprend que eu ég*ardà la très faible distance séparant le point 

 d'application de la force du centre de rotation du levier, le 

 raccourcissement du muscle excité sera très faible et absolument 

 négligeable. Tout se passera donc comme si la longueur de l'or- 

 gane restait constante, et la courbe tracée par la plume inscrip- 

 trice traduira les diverses phases de la tension musculaire. Cette 

 dernière sera facile à évaluer, en remplaçant l'effort du muscle 

 par Taction d'un poids déterminé susceptible d'amener la même 

 déformation du ressort. 



En expérimentant sur le muscle isotonique, nous ne devions 

 considérer que le travail exécuté pendant la période dite 

 « d'énergie croissante » ; on sait en effet que lorsque le muscle 

 en se contractant soulève un poids qui le ramène à sa longueur 

 primitive, il n'accomplit aucun travail extérieur. 



Pour atteindre ce résultat, nous avons eu recours au dispositif 

 suivant, planche VIII : un fort électro-aimant, E, a l'un de 

 ses pôles disposé à 4 millimètres au-dessous d'une plate-forme 

 circulaire de fer doux, A B, maintenue à cette hauteur à 

 l'aide de deux ressorts r et ?'' ; d'autre part, le levier myogra- 

 phique mobile dans un plan vertical, est muni d'une barrette 

 d'aluminium L terminée à sa partie inférieure par une pointe de 

 platine très aiguë ; un circuit électrique peut être établi entre 

 l'électro, le levier du myographe, la pointe de platine et une 

 goutte de mercure dans laquelle celle-ci peut plonger; on 

 comprend fort bien que dans des conditions semblables la pièce 

 A B, vivement attirée par l'électro, sera fixée sur le pôle qui la 

 sollicite, jusqu'au moment où le circuit étant rompu par la sortie 

 de la pointe hors du mercure, la force élastique des ressorts 

 entraînera la plate-forme. On s'arrangera de telle sorte que la 



