(U'ii lias Hiessende Wasser senkrecht zu seiner Stromrichtnng- ausiiht. 39 



zwar kann man sich einen ungefähren Massstab für die Fehler, 

 welche an diesen Zahlen haften, machen, wenn man als möglichen 

 Fehler in der Angabe der Einschiebungsgrösse 0-1 Millim. an- 

 nimmt, der in unserem Falle auch als wirklich vorhanden betrachtet 

 werden kann. 



Die andere Frage, ob die mittelst des eingeführten Manometers 

 gemessenen Drücke denen gleich seien, welche an den bezüglichen 

 Orten vor Einführung des Manometers stattfanden , lässt sich ein- 

 fach verneinen. Die früher mitgetheilten Zahlen können daher keinen 

 andern Sinn haben, als nachzuweisen, dass in einem senkrecht zur 

 Richtung des Stromes geführten Querschnitte desselben der Seiten- 

 druck an verschiedenen Stellen verschieden sein kann, und zugleich 

 dazu, um einige Andeutungen darüber zu erhalten, wie sich innerhalb 

 eines Stromes in einer cylindrischen Röhre die Druckvertheilung 

 stellt. Da wir nämlich weder bei Anwendung von Riirlappkörperchen 

 noch bei Anwendung des Coconfadens gewahr wurden, dass eine 

 Strömung zu oder von der Mündung des Manometers, welcher den 

 Seitendruck aufzufangen hat, stattHnde, so müssen wir wohl die 

 Annahme machen, dass die Störungen in den Angaben abhängig 

 sind von der Gesammtstörung, welche eingeführt wird, die wir also 

 bemessen konnten durch die schon angegebenen Veränderungen in 

 den Ständen des um ein oder um zwei Kreisviertel entfernten Mano- 

 meters während der Einschiebung des messenden. Hieraus ergab 

 sich, dass durch das Vordringen des messenden Manometers eine 

 Stromschnelle im Querschnitt erzeugt wurde, welche sich an den 

 feststehenden Manometern um so mehr geltend machte, je näher der 

 störende Wirbel an ihrer Mündung war, und je tiefer das Manometer 

 in das Stromrohr geschoben wurde, und endlich je beträchtlicher 

 die mittlere Geschwindigkeit anwuchs. Daraus folgt für das beweg- 

 liche Manometer, dass sich in ihm schon eine Störung geltend machen 

 muss sogleich mit Beginn der Einschiebung, wenn auch in dem um 

 90o oder ISO» entfernten Rohr noch keine Veränderung hervor- 

 gebracht wird, weil ihm immer der hemmende Wirbel sehr nahe 

 anliegt. Da aber die ursprüngliche Geschwindigkeit der Wandfäden 

 ebenso wie die Störung der mittleren Geschwindigkeit eine geringe 

 ist, so wird auch hier die Störung des Seitendruckes ein Minimum 

 sein, während das Maximum derselben erst erreicht sein wird, wenn 

 das Manometer die gegenüberliegende Wand nahezu berührt. Denn 



