ileii iliis tliesseiide Wasser senkrecht zu seiner Stroiiirielitung ausübt. *^() 



stellen und der Druck auf der getheilten Manometerröhre selbst abge- 

 lesen werden konnte. Wenn, wie es sieh liiUifig ereignete, der Seiten- 

 druck im Strome negativ wurde, so brachten wir mit dem verschieb- 

 baren Thelle des Manometers ein heberförmig gekrümmtes Rohr in 

 Verbindung. 



Damit die Tiefe, bis zu welcher das freie Endröhrchen in den 

 Strom eintauchte, bestimmt werden konnte, befand sich entweder auf 

 dem in der Wand verschiebbaren Stücke selbst eine Theilung, oder 

 es war unter der für das Manometer bestimmten ülTnung an der 

 Röhre ein Millimetermassstab angebracht, aufweichen ein feiner an 

 das Manometcrröhrchen senkrecht angefügter Stift herunter zeigte. 

 Bei jenen Manometern, welche durch zwei gegenüberstehende 

 Öffnungen des Stromrohres und zwar senkrecht zur Axe und durch 

 diese geschoben werden sollten, wurden statt der cylindrischen platte 

 Röhrchen angewendet. Um diese mit Sicherheit während des Durch- 

 schiebens im grössten Durchmesser zu erhalten, waren sie beiderseits 

 an zwei Platten angeschraubt, welche durch zwei Stahlstangen ver- 

 bunden waren. Diese letzteren liefen wieder durch zwei zu den 

 vorigen parallele Platten, je eine auf einer Seite der Röhre, die an 

 dem Metallgehäiise, in welchem das dünne Röhrchen lief, befestiget 

 waren. Das dünne Röhrchen hatte an der Seite eine kleine Öffnung, 

 so dass diese in dem Strom hin- und hergetragen werden konnte. 

 Da ausserdem das Röhrchen in seiner Führung noch drehbar war, 

 so konnte die Öffnung in verschiedene Stellungen zur Stromrichtung 

 gebracht werden. 



Die lieigegebenen Figuren werden diese Einrichtungen erläu- 

 tern. In Fig. 2 ist ^ das Gestell, auf welches die Röhre gelegt wurde; 

 u, b, c sind die drei an demselben äquatorialen Röhrenquerschiiitt 

 angebrachten Manometer; e der Stift, der dazu diente, an dem unter- 

 halb befestigten Massstabe /"anzuzeigen, wie tief man das Manome- 

 tcrröhrchen in das Stromrohr eingeschoben hatte. Fig. 3 und 4 geben 

 eine perspeetivische Ansicht, wie die durchschiebbaren Manometer 

 eingerichtet waren, und ein Längenprodi, welches das dünne Röhr- 

 chen in seiner Führung darstellt. 



Einer Aufsuchung des Druckes innerhalb des Stromes mit einem 

 Manometer musste die Untersuchung der Störungen vorausgehen, 

 welche ein solches Rohr im Strome erzeugen kann. Um diese aufzu- 

 finden, verfuhren wir auf verschiedene Weisen. 



