28 Ludwig uiul Stefan. Ül)er den Druck, 



AusserdcMTi wurde dafür gesorgt, dass die auf derselben Röhrenseite 

 befindlichen ÖlTnungcn genau in einer geraden Linie lagen. 



Die Manometer, welche wir gebrauchten, waren entweder nur 

 zum Ein- oder zum Durchschieben durch das Stromrohr eingerichtet. 

 Die ersteren bestanden aus einem feinen cylindrischen Röhrchen, 

 welches in das Stromrohr eingeschoben werden sollte. Dieses war 

 an der vordem Mündung frei, an der hintern an einen durchbohrten 

 Metallcylinder angelöthet, an welchen letzteren das druckmessende 

 Glasrohr befestiget werden konnte. Diese Befestigung geschah ent- 

 weder durch Verkittung oder es wurde die Verbindung zwischen 

 dem Metallcylinder und dem Druckmesser durch ein langes beweg- 

 liches Kautschukröhrchen hergestellt, in welchem letzteren Falle 

 dann das Druckrohr aufgehängt wurde. Um das Manometerröhrchen 

 mit der Wand des Stromrohres so zu verbinden , dass eine wasser- 

 dichte Führung des ersteren bis zu jeder beliebigen Stelle des 

 Stromquerschnittes möglich war, wurde von aussen an das Strom- 

 rohr eine schmale lange Messingplatte mit Drath aufgebunden, nach- 

 dem vorher zwischen beide einander zugewendete Flächen eine 

 Kautschukplatte gelegt war. Von der Platte erhob sich ein kurzes 

 auf ihr senkrechtes Rohr , das mit Kork gefüttert war; in diesem 

 lief der oben angegebene durchbohrte Metallcylinder, an den das 

 Manometerröhrchen angelöthet war , und machte die Erreichung 

 des Bezweckten möglich. Später zogen wir es vor, das feine Mano- 

 meterröhrchen länger zu machen und dieses gerade in einen gut 

 durchbohrten Kork zu führen. Das Manometerröhrchen, welches in 

 das Stromrohr eingeführt wurde, ging immer durch den grössten 

 Durchmesser desselben, und wenn mehrere auf derselben Kreisperi- 

 pherie sich befanden, so waren sie mit Sorgfalt so gestellt, dass 

 alle in derselben zum Rohre senkrechten Ebene blieben, sich also 

 bei gleich tiefem Eindringen je um den Halbmesser der Röhre 

 in der Axe derselben begegneten. 



Um den Druck durch die Erhebung des W^assers im senkrech- 

 ten Manometerschenkcl zu messen, hingen wir hinter demselben 

 einen auf Glas getheilten Massstab auf, dessen Zahlen durch das Mano- 

 meter gesehen und abgelesen worden konnten. War dagegen der 

 aufsteigende Schenkel durch eine Kautschukröhre mit dem verschieb- 

 baren Theile des Manometers verbunden, so hingen wir gleich diesen 

 mittelst eines feinen Drathes auf, so dass er sich von selbst vertical 



