93 



Mittellinie (Achse des Fisches) oder vielmehr die Basis 

 dar, von welcher aus die Abweichung jedes von ihr, nach 

 der Richtung es oder fw sich entfernenden Punktes, 

 durch Radien des Ccntralpunktes a, in Graden be- 

 stimmt wird; es muss dieser Faden , über a verlängert, 

 den Halbkreis in dem Punkte d halbiren. Der Punkt d 

 ist der Nullpunct, von welchem aus nach e undy hin, 

 90 Grade aufgetragen sind, so dass dem Punkte d Null- 

 Grad, dem Punkte e undy aber 90 Grad entsprechen. 



Um nun genau zu bestimmen, um wie viel Grade 

 der gegebene Punkt eines , unter die Linie a c gebrach- 

 ten Körpers , oder vielmehr eine vom Centralpuncte a 

 durch obigen gegebenen Punkt gezogene Linie , von der 

 Linie n c abweiche, wendet sich ein kleines Spiegel- 

 diopter in horizontaler Richtung um den metallenen Stift 



s, der es mittels seiner Schraubenmutter niederhält, 

 o 7 ... 



Dieses Diopter besteht aus zwei parallelen vier-seiügen 



Stäben h h , die in i k l und m mit einander verbunden 

 sind ; auf der Querleiste / sitzt ein metallenes , durch- 

 bohrtes, etwa zwei Linien dickes Blättchen, dessen Boh- 

 rung dem Stifte g als Hülse dient. Durch die Mittelpunk- 

 te der zwei Querleisten i und k ist ein feines Bosshaar, 

 welches als Visir beim Ablesen der Grade dient , gezo- 

 gen. Ueber den Querhölzern k und / befindet sich das 

 Sehrohr no, ein hohles , rechtwinkligtes Parallelopipe- 

 don, an dessen unterer Fläche sich ein Ansatz befindet , 

 mittels dessen es zwischen den Stäben h h und den 

 Querhölzern k l eingepasst ist. Die dem Auge zuzukeh- 

 rende Fläche dieses Sehrohrs hat in der Mitte eine 

 schmale, vertikale Spalte n, das Ende o dagegen ist of- 

 fen , und hat ein dieser Spalte n paralleles , durch seine 

 Mitte gespanntes Bosshaar, wie der Querdurchschnitt 

 Fig. 6. des Rohres zeigt; so dass demnach Spalte, Ross- 



