398 



Die Gartenwelt. 



XVII, 29 



6. Gefällmessungen mit der gesetzlich geschützten Meßschraube, 

 durch welche die Messung- von begonnen werden kann. 



7. Festlegung der Orientierungslinie, der Nordrichtung an Hand 

 einer, auf der Alhidade des Horizontalkreises angebrachten 

 Bussole. 



Die Einrichtung des Nivellierinstruments ist 

 folgende: 



Auf einem mit Stellschrauben versehenen Dreifuß befindet sich, 

 fest verschraubt, der Horizontalkreis von etwa 13 cm Durchmesser. 

 Die Teilung ist in Va" auf Argenten gezogen. Die Alhidade trägt 

 zwei sich gegenüberliegende Nonien für 1 Minute direkte Ablesung. 

 Die Teilung ist verdeckt und an den Nonien mit Glasfenstern ver- 

 sehen. Ein drehbarer Arm mit 2 aplanatischen Lupen vermittelt 

 eine sehr scharfe, parallaxenfreie Ablesung. Das Fernrohr läßt sich, 

 wenn die Sonnenblende entfernt ist, durchschlagen, so daß die Ab- 

 lesung, bzw. Messung zur Kontrolle wiederholt werden kann. 



Eine Kontrollmessung mit durchgeschlagenem Fernrohr wird 

 aber in vielen Fällen überflüssig sein, unter der Voraussetzung, 

 daß bei richtiger Justierung des Instruments Durchschlagebene und 

 Vertikalachse genau zusammenfallen und die Nonien keinen Index- 

 fehler aufweisen, ebenso die Teilung des Horizontalkreises keine 

 wahrnehmbaren Ungenauigkeiten. Aber die Einteilung des Kreises, 

 sowie die Zentrierung desselben und dessen Nonien, sind mit 

 größter Sorgfalt ausgeführt, so daß in beiden Fällen eine Genauig- 

 keit von 10 Sekunden garantiert werden kann. Unter dem Horizontal- 

 kreise, auf der Zentralbüchse schleifend, befindet sich eine Klemme 

 mit zwei Anschlägen, die durch Korrektionsschraube so justierbar 

 ist, daß der in dem zwischen den Anschlägen sich bewegende und 

 an dem Horizentalkreismikrometer festsitzende Stellzapfen bei der 

 Ausbewegung genau einen Quadranten beschreibt. Soll z. B. die 



Festlegung von zwei sich gegenüberliegenden, oder von vier sich 

 im rechten Winkel kreuzenden Punkten, unter Ausschaltung der 

 Ablesung des Horizontalkreises, bewerkstelligt werden, so ist das 

 Fernrohr auf den Ausgangspunkt zu einzustellen. Die Quadranten- 

 klemme wird bis zum Stellzapfen bewegt, festgeschraubt und das Fern- 

 rohr bis zum zweiten Anschlag der Klemme, also „ein rechter Winkel 

 gedreht" ; das Horizontalmikrometer wird dann festgeschraubt und 

 so abwechselnd fortgefahren, bis die Winkelpunkte festgelegt sind. 



An der Horizontalachse des Fernrohres ist ein Höhenbogen 

 angebracht, der in '/2 ° geteilt ist und dessen Doppelnonius Minuten 

 angibt, durch Lupe ablesbar. Die Einstellung des Fern- 

 rohrs im vertikalen Sinne ist mit einer- Meß- 

 schraub e verbunden, die das Gefälle eines kupierten Geländes 

 zu Prozenten angibt. Die Meßschraube ist in der Längsrichtung 

 durchbohrt, und in dieser Durchbohrung befindet sich 

 die eigentliche Mikrometerschraube, welche der 

 vertikalen Einstellung des Fernrohrs dient. Wird nun bei Fest- 

 stellung des Gefälles die Trommel der Gefäll- 

 schraube auf gestellt und das Fernrohr mittels der 

 inneren Mikrometerschraube und der Nivellierlibelle horizontal ge- 

 stellt, dann die Latte abgelesen, so hat man am nächsten Stand- 

 orte der Latte und bei Berücksichtigung der Distanz Gefälle 

 oder Steigung direkt durch Trommelangabe, das 

 Gefälle in Prozenten. 



Das Fernrohr besitzt in seinem auf Glasplättchen befindlichen 

 Fadenkreuz noch zwei Distanzfäden im Verhältnis 

 1 : 100, das die Entfernung der Instrumentenachse bis zur Latte 

 angibt. (Nach Jordans Vermessungskunde beträgt 

 der Fehler dieser Distanzmesser etwa 27 cm auf 

 1000 m.) Die Additionskonstants, welche bei jeder Längenmessung 

 hinzuzurechnen ist, betragen per 100 m 34 cm; sie kann bei Vor- 

 aufnahmen ev. auch vernachlässigt werden. 



Nivellierungen können mit dem Fernrohr, das 

 ein orthoskopisches Okular und großes, helles Gesichtsfeld besitzt, 

 an Hand der Reversionslibelle, mit größter Schärfe bis 250 m vor- 

 genommen werden. Die Reversionslibelle läßt sich leicht von einem 

 Standorte aus berichtigen. 



Die Meridianrichtung wird mit Hilfe der Bussole bestimmt, 

 deren N.-S.- Linie parallel zur Durchschlagebene liegt. 



Jean Sieger, Garteningenieur, Halle a. S. 



Stauden. 



Gentiana Andrews!! Grsb. Diese zur Sektion Pneumonanthe 

 zählende Art aus Nordamerika ist eine unserer schönsten Stauden 

 für den späten Herbstflor. Die Pflanze wird etwa fußhoch. Die 

 Blüten erscheinen in der zweiten Hälfte des Septembers und Anfang 

 Oktober; sie zieren die Pflanze bis zum Eintritt stärkerer Fröste 

 und sind dunkelblau mit hellblauen, fast weißen Spitzen. Daß sie 

 in großer Menge in end- und seitenständigen Köpfchen an den 

 aufrechten Stengeln stehen, ist aus der Abbildung Seite 399 er- 

 sichtlich. Die bereits 1776 eingeführte, später wieder verloren ge- 

 gangene Pflanze ist vollkommen winterhart; sie liebt Moorerde und 

 leichten Halbschatten, gedeiht aber bei reichlicher Bewässerung auch 

 in voller Sonne. Der Same reift in unserm Klima nicht. Man 

 ist bei der Anzucht auf amerikanische Saat angewiesen. Rehnelt. 



Neues Nivelliertachymeter. Originalaufnahme (ür die „Garlenwelt" 



Iris Kaempferi. Es erübrigt sich, diese, wohl die schönste 

 unter allen Irisarten, noch besonders lobend hervorzuheben, da 

 dieselbe als Blütenstaude im landschaftlichen Garten, sowie als 

 Schnittblume gleich hoch zu bewerten ist. Sind doch Blumen bis 

 zu 17 cm Durchmesser keine Seltenheit. Die Vermehrung ge- 

 schieht durch Teilung und Aussaat. Die Blüten lassen sich mit 

 einem weichen Pinsel sehr leicht befruchten. Der Same reift im 

 Herbst noch aus. Da die Kultur einiger Stauden wenig bekannt 

 ist, ist es auch erklärlich, daß so manche schöne Pflanze weniger 

 verbreitet wird. Ich hatte früher die im Herbst gesammelten 

 Samen gegen Februar fürsorglich in Schalen ausgesät, aber trotz 

 aller Liebesmühe, die ich darauf verwendete, zeigten sich bis zum 



