236 Hans Fitting, 



Bedingung ließ sich durch Verwendung von Apparaten, die zu 

 anderen Zwecken fast in jedem pflanzenphysiologischen Laboratorium 

 zu finden sind, ohne Schwierigkeit erfüllen. Für die Auslösung 

 der intermittierenden Drehung standen zwei Möglichkeiten offen: 

 erstens die indirekte Auslösung auf elektromagnetischem Wege, 

 sodann die direkte Auslösung mit einem Uhrwerk. Es lag nahe, die 

 Auslösung durch den Pfeffer sehen Klinostaten besorgen zu lassen, 

 weil er es besser als jedes andere Uhrwerk erlaubt, die ümdrehungs- 

 zeiten innerhalb sehr weiter Grenzen zu verändern. Von einer 

 indirekten elektromagnetischen Auslösung mittels dieses Uhrwerkes, 

 etwa in ähnlicher Weise, wie Pfeffer (900, p. 738 if.) sie für seine 

 kinematographischen Aufnahmen verwendet hat, wurde Abstand 

 genommen und def direkten Auslösung durch die rotierende Achse 

 der Vorzug gegeben, einmal, weil es auf diese Weise sehr leicht 

 war, die intermittierende Rotation in die gleichmäßige Rotation 

 umzuwandeln, sodann auch, weil sich damit die Möghchkeit ergab, 

 aus einem selbständigen intermittierenden Apparat ohne elektrische 

 Batterien usw. ein verhältnismäßig kleines intermittierendes Ansatz- 

 stück zum Pfefferschen Klinostaten zu machen, das sich jederzeit 

 leicht am Klinostaten anbringen und von ihm abnehmen läßt und 

 das die geforderten Bedingungen sämtlich vereinigt. Ich will den 

 Apparat auf den Wunsch des Herrn Universitätsmechanikers 

 Albrecht in Tübingen, der wie immer mit viel Umsicht und mit 

 regem Interesse seinen Bau nach den aus gemeinsamem Gedanken- 

 austausch entstandenen Plänen geleitet hat, an der Hand einiger 

 Abbildungen hier beschreiben. 



Der intermittierende Apparat wird zwischen die Zapfen des 

 Pfefferschen Klinostaten und die Klinostatenachse eingeschaltet, 

 so, wie es Fig. 6 zeigt. Er besteht (vgl. Fig. 4) aus einer Achse Ä, 

 die in einer Hülse H frei läuft. Die Achse A ist so ausgebohrt, 

 daß sie fest auf den Zapfen Z des Khnostaten aufgesteckt werden 

 kann. Eine seithche Verschiebung auf dem Zapfen wird dadurch 

 unmöglich gemacht, daß eine kleine, am Ende der hohlen Achse 

 angebrachte Nute wie bei einem Bajonettverschluß in eine an dem 

 Klinostatenzapfen befestigte Nase eingreift. Die Achse A des 

 intermittierenden Apparates dreht sich also zusammen mit dem 

 Klinostatenzapfen, aber unabhängig von der Hülse H. Die Hülse 

 trägt eine Welle W und am Ende einen Zapfen C. Erstere dient 

 dazu, eine Hanfschnur aufzuwickeln. Die Hanfschnur wird (vgl. 

 Fig. 6 und 7) über zwei Rollen geleitet, die von einem, an der 



