Untersuchungen über <len geotropischen Heizvorgang. 237 



Rückwand des Klinostaten angeschraubten Holzgalgen von ca. 1,50 m 

 Länge gehalten werden, und trägt ein Gewicht, dessen Fall die 

 Hülse in Umdrehung versetzt. An dem Zapfen C wird wie an dem 

 Zapfen des Pfefferschen Klinostaten mittels des bekannten Uni- 

 versalgelenkes die Klinostatenachse und der Topfhalter angebracht. 



Die Achse des intermittierenden Apparates trägt zwei runde 

 Messingscheiben Z5C'/i / und Zsch '^■. die „Zeitscheiben"; zwei eben- 

 solche Scheiben befinden sich auf der Hülse: Ssch 1 und Ssch 2, 

 die „Stellungsscheiben". Erstere lösen bei der Rotation der Achse A 

 die Drehung der Hülse H aus, letztere dienen zur Arretierung 

 dieser Drehung. Die Arretierung wird dadurch bewirkt, daß ein 

 Zahn (vgl. auch die Flächenansicht der Scheiben in Fig. -5, sowie 

 Fig. 7) ?) 1 , der an einer der Stellungsscheiben befestigt ist, gegen 

 den Haken einer Feder Fi schlägt. Solcher Zähne («i und n.>) 

 gibt es auf jeder Stellungsscheibe einen und dementsprechend gehört 

 zu jeder dieser beiden Scheiben eine Feder (Fi und F^), deren 

 Form aus Fig. 5 zu ersehen ist. Beide Federn sind an einer be- 

 sonderen ringförmigen Messingscheibe M befestigt, die mit einer 

 kleinen Schraube auf die Platine PI des Klinostaten aufgeschraubt 

 wird. Die Hülse dreht sich so lange, bis der Zahn der einen 

 Scheibe (etwa rti) auf den Haken der zugehörigen Feder {Fi) 

 stößt. Die Drehung beginnt von neuem, wenn die Feder von der 

 Scheibe entfernt wird. Dies geschieht mittels Zähnen, die auf den 

 Zeitscheiben angebracht sind (di und di), dadurch, daß sie sich 

 bei der Rotation der Scheiben gegen entsprechende Fortsätze der 

 Federn Fi und F^, anlegen (vgl. auch Fig. 4). Jede Zeitscheibe 

 trägt einen Zahn und zu jedem Zahn gehört der eine Fortsatz an 

 der einen der beiden Federn. Wird die Feder Fi durch den 

 Zahn dl gehoben, so dreht sich die Hülse, bis sie durch das Auf- 

 stoßen des an der Stellungsscheibe tSsch-j befestigten Zahnes ji-> auf 

 den Haken der Feder F2 arretiert wird (vgl. Fig. .'S). 



Die Zoitscheiben wie auch die Stellungsscheiben lassen sich 

 gegeneinander beliebig verstellen und damit die an ihnen an- 

 gebrachten Zähne. Das ermöglicht es, beliebige Zeiten und 

 Stellungen miteinander zu kombinieren. Das Prinzip ist bei beiden 

 Arten von Scheiben das gleiche: Die eine Scheibe ist auf der 

 Achse bezw. Hülse des intermittierenden Apparates befestigt, die 

 andere kann, nachdem man die Schraubenmutter »iid bezw. )mi2 

 gelockert hat, gegen die andere gedreht werden. Ist die gewünschte 

 Verschiebung erreicht, so werden die Scheiben gegeneinander beim 



