240 Hans Fitting, 



man das intermittierende Ansatzstück fest so auf den Zapfen des 

 Klinostaten, daß die Nute an der Achse in die Nase des Klino- 

 statenzapfen eingreift. Hierauf zieht man das Gewicht auf, indem 

 man den intermittierenden Apparat oder vielmehr die nun allein 

 noch frei bewegliche Hülse im entgegengesetzten Sinne wie beim 

 Gange des Apparates so oftmals herumdreht, bis der Faden auf 

 der Welle möglichst aufgewickelt ist. Nun bringt man die Federn 

 in ihre richtige Lage, indem man darauf achtet, daß der geriefelte 

 Schraubenkopf einschnappt, und klappt das Windfangstück in die 

 Lage, in der die Zahnräder eingreifen und zieht die Klemmschraube 

 an. Jetzt ist der Apparat gebrauchsfähig. Das Universalgelenk 

 mit Achse und Topfhalter wird befestigt, und der Topf in der 

 üblichen Weise genau zentriert. Alle Verbindungsschrauben sind 

 fest anzuziehen. Das Gewicht, durch dessen Fall der Topf gedreht 

 wird, ist je nach Größe des Versuchsgefäßes verschieden zu nehmen. 

 Es empfiehlt sich, kein größeres Gewicht zu wählen, als nötig ist, 

 um den Topf mit Sicherheit in Drehung zu versetzen. Ich arbeite 

 meist mit 300 — 400 g (Töpfe 10 cm oberen Durchmesser). Bei 

 hinreichend hohem Galgen und bei nicht zu schneller Rotation 

 (12 — 26 Minuten) fällt das Gewicht 8-16 Stunden, ehe es den 

 Boden berührt. Durch Anbringung eines einfachen Flaschenzuges 

 und entsprechende Vergrößerung des Gewichtes kann man diese 

 Zeit bedeutend verlängern. Will man das Gewicht von neuem 

 aufziehen, so klappt man die Federn und das Windfangstück zurück 

 und verfährt dann wie früher angegeben. 



Will man die Auslösungszeiten und die Stellungen anders 

 kombinieren, so zieht man das intermittierende Ansatzstück vom 

 Klinostatenzapfen herunter, nachdem man die Federn und den 

 Windfang zurückgeklappt hat, lockert die Schraubenmuttern und 

 verstellt die Scheiben. Besonders darauf zu achten ist, daß die 

 Zeiten in der richtigen, gewünschten Weise mit den gewählten 

 Stellungen zusammenstimmen. Durch besondere Messungen habe 

 ich mich davon überzeugt, daß der Gang des Klinostaten während 

 der Auslösung der intermittierenden Umdrehung nicht bemerkbar 

 verlangsamt wird. Jedoch wird es sich bei jedem gelieferten inter- 

 mittierenden Zusatzstück empfehlen, einige entsprechende Messungen 

 auszuführen und eventuell Korrekturen vorzunehmen. 



Soll die intermittierende Rotation in die gleichmäßige um- 

 gewandelt werden, so läßt man den an der Welle angebrachten 

 Riegel in die Nute der Welle einschnappen, klappt die Federn 



