XII ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ. 



Въ свое время академпкъ Г. И. Впльдъ совершилъ переворотъ въ 

 способЬ абсолютнаго опред'Ьлен^я магнптнаго наклонен1я, устропвъ такой 

 усовершенствованный индукщонный пнклинаторъ, который давалъ на- 

 клонение съ небывалою дотол'Ь точностью до±3", т. е. съ такою же точ- 

 ностью, съ какою пзм'Ьрялись дpyгie 2 элемента — магнитное склонен1е п 

 горизонтальное напряжение. Этотъ способъ выт'Ьсняетъ изъ уиотреблен1я 

 на первоклассныхъ обсерватор1яхъ стр-Елочные инклинаторы. Теперь на- 

 шему академику удалось пополнить проб15лъ въточноыъ способ'Ь наблюде- 

 Н1Й перем'Ьнъ наклопен1я. Въ стать-Ь своей „Объ опред'Ьлен1и магнптнаго 

 наклоыев1я п его перем'Ьнъ'' *), изданной въ 1898 г., Г. И. Вильдъ раз- 

 смотр'Елъ вс^употреблявш1еся способы опред'Ьлен1я перем'Ьнъ магнптнаго 

 наклонен1я или вертикальной составляющей и доказалъ, что единственнымъ 

 удовлетворительнымъ способомъ сл'Ьдуетъ признать компенсированные отъ 

 температуры Лопдовы в^сы. Между т'Ьмъ, въ этомъ прибор'Ь перем-Ьны 

 вертикальной составляющей наблюдаются по магнитной стрЬлк'Ь, колеблю- 

 щейся около вертикальной оси, которая, въ вид'Ь призмы, опирается на 

 отполированную агатовую плоскость; движен1Я такой стр-Ьлки подвержены 

 трен1ю и потому далеко не такъ свободны, какъ двпжен1е деклинатора 

 или бифиляра, въ которыхъ магнитная стрЬлка подвТЕшивается на верти- 

 кальной коконовой плп кварцевой нити. Поэтому Г. И. Вильдъ тогда же 

 выразилъ пожелан1е, чтобы, для наблюден1я этихъ перем'Ьнъ, былъ при- 

 думанъ бол'Ье чувствительный прпборъ, работающ1й помощью индукти- 

 рованныхъ токовъ, но безъ употреблен1я индуктированнаго жел'Ьза. 



Посл'Ь того Г. И. Вильдъ, совм'Ьстно съ профессоромъ Эдельма- 

 номъ, старались прим-Ьнить для означенной ц'Ьли дЬйств1е, возбуждаемое 

 земнымъ магнетпзмомъ въ движущихся проводникахъ на магнитную 

 стр'Ьлку, свободно подв-Ёшенную на вертикальной нптп. Главное затруд- 

 нен1в заключалось въ томъ, чтобы доставить индукдшннои катушка рав- 

 ном^^брное вращен1е, съ точностью до гЬ 0,0004 скорости вращен1я. Въ 

 прпдуманномъ Г. И. Бильдомъ и Эдельманомъ способЬ это услов1е 

 устранено. Взам'Ёнъ того, приводятся одновременно во вpaщeнie двтЕ 

 пндукпДонныя катугпкп, одна около горизонтальной оси, другая около 

 вертикальной, помощью зубчатыхъ колесъ съ одпнаковымъ числомъ зуб- 

 цовъ, расположенныхъ подъ прямымъ угломъ. Въ катушк'Ь, вращаемой 

 около горизонтальной оси, HanpflHtenie тока получается пропорц1ональ- 

 нымъ вертикальной составляющей земного магнетизма; въ катушк'Ь, вра- 

 щаемой около вертикальной оси, оно пpoпopцioнaльнo горизонтальной 

 составляющей. Такъ какъ при указанномъ способа одновременнаго вра- 

 щен1я обЪихъ катушекъ скорость ихъ будетъ одинакова, то, при одинако- 

 выхъ площадяхъ токовъ и при одпнаковомъ сопротпвленш въ катушкахъ 

 .п въ ихъ замыкателяхъ, постоянный коэффицгентъ въ той и другой катуш- 

 кахъ будетъ одпнаковымъ, такъ что OTHomenie силы токовъ въ той и 

 другой катушкахъ будетъ равно тангенсу угла нaклoнeнiя, независимо 

 отъ того, будетъ ли вращение вполн'Ь равном'Ърнымъ. Замыкатель каждой 

 катушки им'Ьетъ также видъ катушки, ось которой располагается горп- 



1) Vierteljahrsschrift der Xaturf. Gesellschaft iu Zürich. Jahrgang XLIII, стр. 253. 



