1 08 ОТЧЕТЪ по ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И 



ное положеше, пучекъ cßtra, отразившись н-Ьоколько разъ, попа- 

 даетъ въ спектрографъ, гд-Ь и фотографируется спектръ. 



Колеса ыогутъ по желан1ю вращаться то на встречу другъ 

 другу, то въ сторону противоположную, и сообразно этому на одной 

 и той же пластинка получаются рядомъ два спектра, въ которыхъ 

 лин1и смущены въ противоположныя стороны. Этиыъ удваивается 

 еще эффектъ, производимый движен1емъ зеркалъ. 



На практик-Ь оказалось, что, всл-Ьдств1е сопротивлен1я воздуха, 

 максимальная скорость колесъ достигала только 2700 оборотовъ 

 въ минуту или около 45 оборотовъ въ секунду. Зат'Ьмъ пучекъ 

 св^та посл-Ь каждаго отражен1я быстро теряетъ яркость, и для 

 сокращен1я времени экспозицти пришлось пользоваться не 10-мъ, 

 а лишь 6-мъ отражен1емъ, да и то экспозиц1я длилась 30 минутъ. 



Посл^ долгихъ приготовлен1й и исправлен1й прибора, нако- 

 нецъ, съ тля удалось получить 6 порядочныхъ спектрограмиъ. 

 Результаты HSM-fepenifi сл'Ьдуюпле: 



Скорости по CMiuieHiro Скорости со счетчику 

 спектральныхъ лин1й. враш,ен1я колесъ. 



1900 г., 1юня 27 0.73 кил./сек. 0.51 кил./сек. 



1юля 1 0.67 „ 0.6(J 



„ 6 1.28 „ 0.71 „ 



9 0.67 „ 0.71 



августа 7 0.67 „ 0.71 



« 9 0.67 „ 0.71 „ 



Смыслъ см'Ьщен1я во всЬхъ случаяхъ соотв*тствовалъ напра- 

 влешю вращен1я колесъ. Отсюда получимъ вероятную погрешность 

 каждой изъ опред'Ьленныхъ скоростей = ±0.15 км. Нужно со- 

 знаться, что приборъ далеко не законченъ, и что мнопя его части 

 сл-Ьдуеть изменить. Приборъ построенъ частью на средства Пул- 

 ковской Обсерватор1и, частью же на средства американскаго на- 

 учнаго фонда имени Елисаветы Томсонъ въ Бостона (Соединен- 

 ные Штаты). 



Заканчивая кратшй обзоръ деятельности Обсерватор1и нельзя 

 не упомянуть о томъ широкомъ содЬйств1и, которое было оказано 

 ею, какь инструментальными средствами и личнымъ составомъ, 



