LATITUDK AND LONGITUDE OF CAMPOS RODRIGUES. 389 



xV casa de observar era aberta com bastante antecedencia. 

 afim de evitar tanto (iiianto possivel as variaroes rapidas de tem- 

 peratiira. 



Bisseetavam-se as estrellas com o fio movel em loo^ares 

 simetrieos do campo optieo antes e depois do " fio medio '' afim 

 de eliminar o defeito da ineliiiaeao do fio movel, (pie se nao 

 ponde determinar por nma vez por meio de observacMles de 

 estrollas. vetieiilo d'este instrumento tern 15 fios dispostos 

 em tres ^rupos; procnron-se fazer a observaeao a meio da dis- 

 tancia entre os fios I-II e, simetricamente, XIV-XV, e do mesmo 

 2Tiodo IV-V e XI-XII. VI-VII e IX-X, desprezando-s-- qualquer 

 observaeao de que se nao fizesse a observaeao simetrica. 



Na reduceao ao meridiano, iisou-se de nma tabella em {)artes 

 do micrometro, calcnlada segimdo a formula 



h (152 sen 1' i2 tang 8) x ^^^i^ 



sendo 0". 78897 o valor de nma parte do micrometro em arco. 

 E claro qne se tomon para valor de i a media das distancias dos 

 dois fios, entre os quaes se fazia a observaeao, ao " fio medio.'" 

 Os dois niveis destinados a esta observaeao teem ]ior valor de 

 uma parte: 



Nivel " A " ip — VMM . 



Nivel'^B" ip =rl".l()10 



A tal)ella respectiva esta calcnlada para se entrar com a 

 somma das differencas obtidas pela leitnra dos qnatro extremos 

 dos dois niveis 



J^. (A + B) = 0". 15796 



A tabella da correccao da refraccao ditfereneial obteve-se 

 empregando a fonnnla 



1 (r — r') = 29" sen-^ Z sen 1' (Z' — Z") 



No quadro IV vao os resnltados obtidos, somente qnanto ao"s 

 segundos, e os respectivos erros i)rovaveis das medias de cada par 

 e de cada dia. o erro provavel i)ara cada par de esti'cllas e, 

 finalmente, da media geral. 



Os tres resnltados entre parenthesis foram rejeitatlos, porque 

 na occasiao da observaeao se anoton nao merecerem confianca, 

 ou devido a nuvens on a passarem as estrellas atraz de nm fio 

 do reticnlo, o que nuiito diflficultava bisseeta-las com o fio movel. 



Alem dos erros acima mencionados, determinaram-se mais 

 OS segnintes : 



